( 73» ) 

 Foucault, qui permet l'emploi immédiat d'un spectroscope quelconque, 

 avec des sources de comparaison aussi nombreuses qu'on le désire. 



» Disposition de l'expérience. — Le faisceau de lumière réfléchi horizon- 

 talement par le miroir du sidérostat est reçu par un objectif de 12 pouces 

 (Secrétan) ('), qui donne une image de l'étoile sur la fente du spectro- 

 scope. Le spectroscope, disposé pour la photographie, esta 1 ou 2 prismes 

 de flint léger, avec des lentilles de o"',65 de distance focale. Un déplace- 

 ment de -—^ de millimètre correspond, avec un prisme à une vitesse de 8''°' 

 à la seconde, avec deux prismes à S*"". 



» Mais le sidérostat n'a pas de chercheur et suit très mal le mouvement 

 diurne. J'ai dû recourir à un dispositif particulier pour diriger et ramener 

 l'étoile sur la fente. Cette fente, qui est éclairée par une lumière rouge, 

 est formée par deux joues platinées, polies, et inclinées de manière à 

 réfléchir sur le côté les faisceaux de lumière de l'objectif. Une lunette 

 auxiliaire, placée à portée des manettes de déclinaison et d'ascension 

 droite, reçoit ces faisceaux et donne, en même temps, l'image de l'étoile 

 et de la fente. Il est possible ainsi de rectifier les mouvements irréguliers 

 du sidérostat (^). Par surcroît de précaution, une autre lunette auxiliaire 

 reçoit les rayons réfléchis par le premier prisme et indique à tout instant 

 la quantité de lumière qui pénètre dans le spectroscope. 



» Au milieu de la pose, on photographie le^ spectres de comparaison, 

 au-dessus et au-dessous du spectre de l'étoile, en plaçant les deux sources 

 à comparer dans des conditions aussi identiques que possible. Les sources 

 de comparaison sont les étincelles électriques de trois corps au moins, 

 de l'hydrogène, du calcium et du fer, qui seiretrouvent dans la plupart 

 des corps célestes. Le spectre électrique du fer que j'ai été le premier à 

 employer et à recommander (^Comptes rendus, i8go et février 1891), est 

 particulièrement avantageux à cause des raies nombreuses et fines qu'il 

 présente; pour la recherche du déplacement il est bien préférable à la 

 simple raie H^ de l'hydrogène, employée par M. Vogel; avec les étoiles 

 blanches du premier type, il assure une précision de mesure deux fois 



(' ) Gel objectif a été employé autrefois à l'équaljorial de la tour de l'Ouest; je l'ai 

 achromatisé pour les rayons chimiques par un écartement convenable des vues. 



(^) Ces irrégularités du sidérostat tiennent en grande partie au principe même de 

 l'appareil; il comporte en effet quatre mouvements de rotation autour de quatre axes 

 différen.ts avec un glissement en plus, qui doivent être simultanés. De plus, les mou- 

 vements de rappel sont insuffisants. 



