(774) 



» 1" Le chlorure de méthyle monobromé CH^BrCl est un liquide inco- 

 lore distillant sans décomposition à + 68°, d'une odeur rappelant celle du 

 chloroforme; il ne se solidifie pas à — 55", se colore lentement à l'air et à 

 la lumière par mise en liberté de brome. Sa densité à +15" est 1,90; sa 

 densité de vapeur prise avec l'appareil d'Hoffmann dans la vapeur d'eau 

 est 4.72 : théorie 4.5o. 



» 2" Le chlorure de méthyle bibromé CHBr^Cl a été obtenu antérieu- 

 rement par Jacobsen et Neumeister dans l'action de la potasse sur une 

 aldéhyde chlorobromée; ces chimistes ont attribué à ce corps un point 

 d'ébullition compris entre i23°-i25"; ce point d'ébullition doitètre abaissé 

 de quelques degrés et compris entre 1 17"-! 19". Je complète ses caractères 

 spécifiques; il se solidifie à — 32°; sa densité de vapeur prise dans la va- 

 peur d'aniline est 7,18 : théorie 7,25. » 



ÏHERMOCHIMIE. — Sur unt modification de la bombe calorimétrique de 

 M. Berthelot et sur la détermination industrielle du pouvoir calorifique des 

 combustibles. Note de M. Pierre Maiiler. 



« La bombe calorimétrique de M. Berthelot permet d'obtenir, sans dif- 

 ficulté, le pouvoir calorifique de tous les combustibles, solides, liquides et 

 gazeux. J'ai pensé que cet appareil, convenablement modifié, pouvait jouer 

 dans les usines le rôle d'éprouvette à charbon. Les ingénieurs sont, d'ail- 

 leurs, unanimes à reconnaître qu'un appareil capable de leur fournir aisé- 

 ment une estimation exacte d'un combustible rendrait les plus grands ser- 

 vices à l'industrie. 



» Telle qu'elle existe au Collège de France, la bombe ne saurait guère 

 s'introduire dans les laboratoires de l'industrie, car elle est très coûteuse 

 à cause de la grande quantité de platine qui entre dans sa construction. 

 J'ai réussi à supprimer ce métal par l'emploi d'un émail convenable, ce qui 

 abaisse le prix de la bombe dans une proportion considérable. 



» La chambre de combustion a la forme ogivale d'un obus forgé creux, 

 sur mandrin, en acier demi-doux. Cette qualité d'acier et cette forme con- 

 viennent parfaitement à l'opération d'émaillage dont je vais parler. 



» L'obturation de l'obus se fait à l'aide d'un bouchon à vis, qui vient 

 serrer une rondelle de plomb. Le bouclion porte d'ailleurs, comme dans 

 la bombe du Collège de France, un robinet d'entrée à vis pour l'oxygène 

 et les pièces destinées à soutenir et à enflammer le combustible. Ces der- 

 nières n'ont éprouvé aucune modification sensible. 



