( ICI? ) 



temps de Fresncl; mais, à cette époque, la photographie n'existait pas en- 

 core, et les méthodes rigoureuses de hi photométrie stellaire étaient à peu 

 près inconnues. 



» L'intérêt et la nouveauté des recherches exposées ici résident sur- 

 tout : 



» I. Dans l'exagération, tout à fait imprévue, de l'effet produit par les 

 écrans sur les images de diffraction des lunettes photographiques. Cet effet 

 est plus grand que dans le cas des lunettes astronomiques; 



» II. Dans les raisons théoriques et pratiques mises en avant pour expli- 

 quer cette différence dans l'effet produit sur les images stellaires photo- 

 graphiques ou visuelles; 



» m. Dans la précision, relativement grande, avec ^laquelle les images 

 centrales de diffraction, tant visuelles que photographiques, ont pu, grâce 

 à une méthode nouvelle, être mesurées, puis comparées à leur valeur 

 théorique. 



» Les recherches en question ont été provoquées par une résolution du 

 Comité international pour l'exécution de la Carte du Ciel, dans laquelle 

 on propose d'obtenir des étoiles-types de la grandeur ii, en réduisant 

 l'éclat d'étoiles connues de la grandeur 9 au moyen d'un écran à mailles 

 métalliques placé devant l'objectif photographique employé. 



» Il a été fait usage, dans ces recherches, d'un grand nombre d'écrans 

 de densités différentes; je n'en examinerai ici que trois, que je désignerai 

 par les lettres A, B, C. 



» L'écran A, qui est en fd de fer, a été construit en Angleterre. L'écran B 

 nous a été livré par l'Allemagne; il paraît être en bronze de canon, les 

 mailles en sont plus serrées que celles de A ou de C. L'écran C consiste 

 en une plaque de zinc perforée, à trous circulaires placés parallèlement 

 aux diagonales. 



)) Les instruments employés consistent en une lunette photographique 

 de o'",33 d'ouverture, en une lunette astronomique de o^jSi d'ouverture, 

 montée à côté de la première, et en un réflecteur de o^SSS d'ouverture, 

 de De la Rue. 



» Dans toutes ces recherches, on a fait usage du photomètre à prisme; 

 quant aux disques photographiques, ils ont été mesurés à l'aide de tieux 

 traits convergents tracés sur verre, procédé que l'on trouvera décrit dans 

 les Monlhly Notices, vol. LI, p. 223. 



» Ecran A. — Cet écran est de forme circulaire, de même diamètre 

 que celui de l'objectif employé. Les mailles en sont à peu près carrées; 



c. 11., 1891, 2- Semestre. (T. CXIU, N° 23.) 133 



