( I028 ) 



)) Le polyin'fme q est de premier et p de troisième degré, m = G. En 



effet, 



^^l — 2X'-—Je 6 ''|^2X^ — 2X^ — 237 + 1 — {2X — 2)\/x'' — 2 X" — X J 



OPTIQUE. — Sur un nouveau refrac/ométre. Note de M. C. Féuv, 

 présentée par M. Schûtzenberger (' ). 



" L'importance de la mesure des indices de réfraction n't-st plus à dé- 

 montrer: tant au point de vue théorique que pratique, la connaissance de 

 ce facteur donne des indications précieuses; aussi plusieurs appareils ont- 

 ils été imaginés pour remplacer la méthode classique un peu longue et 

 délicate du goniomètre. 



» Cependant aucun d'eux ne remplit encore, d'une manière complète, 

 les conditions multiples exigées pour un te! appareil, qui doit ne nécessiter 

 l'application d'aucune formule, ne demander aucun réglage ni manipula- 

 tion délicate pouvant influer sur l'exactitude du résultat et cependant pré- 

 senter de l'exactitude et de la précision. 



» C'est cette lacune que j'ai cru combler en imaginant l'appareil que j'ai 

 l'honneur de présenter aujourd'hui. 



» Le principe sur lequel il repose est très simple : il consiste à annuler 

 par un prisme solide d'angle variable el d'indice constant la déviation im- 

 primée à un rayon lumineux par un prisme creux d'angle fixe et assez petit 

 qui est rempli du liquide à mesurer. 



» L'angle que devra avoir le prisme solide permettra d'évaluer l'indice 

 inconnu du corps à étudier. En effet, si nous prenons des angles prisma- 

 tiques assez petits pour que la formule 



i 



n = - 



/■ 



soit applicable, nous pourrons écrire, quand le rayon émergent ayant tra- 

 versé les deux prismes sortira parallèle à sa direction incidente, 



(n - i)a = (.r- i)A, 



Ce travail a été fait à l'École municipale de l'li>>ii|ue et de Cliimie, labora- 

 toire de iU. le proresseur Baille. 



