( 8o5 ) 



» L'enregistrement à de très sfrandes altitudes permettrait de réduire 

 considérablement l'influence perturbatrice des masses abondantes de 

 vapeurs d'eau et des troubles atmosphériques contenus dans les couclies 

 inférieures de l'atmosphère; aussi me suis-je proposé de modifier l'appa- 

 reil de manière à le rendre très léger, d'une installation facile et rapide, 

 de manière à pouvoir être transporté aux plus grandes altitudes, sans 

 nuire à sa sensibilité et à sa précision. 



» Le nouvel aclinographe est composé, comme le précédent, d'un 

 actinomètre thermo-élecirique monté équatorialement, et d'un enregis- 

 treur de l'intensité du courant. 



» Un galvanomètre apériodique, dont le cadre mobile est muni d'une 

 aiguille d'aluminium et d'une plume Richard, enregistre sur un cylindre 

 tournant les variations d'intensité du courant de l'actinomètre, non d'une 

 manière continue, mais ])ar des pointages se succédant de minute en mi- 

 nute; son amortissement est réglé de manière que le cadre obéisse sans 

 retard appréciable aux variations diurnes de la radiation à mesurer; un 

 amortissement trop faible pourrait causer des oscillations gênantes. 



» Un mouvement d'horlogerie, placé a côté du cylindre enregistreur, 

 porte sur l'axe des secondes un excentrique qui imprime à une bascule 

 très légère un mouvement alternatif d'élévation et de descente; un contre- 

 poids mobile permet de régler à volonté la vitesse de sa chute; pendant 

 celle-ci. un f\\ fin en maillechort, tendu horizontalement, applique un 

 instant la pointe de la plume sur le papier enroulé sur le cylindre; des vis 

 de réglage permettent de rendre aussi déliés qu'on le désire les points 

 tracés sur le papier. Tout l'appareil est solidement fixé dans une boîte 

 légère munie d'une glace qui permet de suivre le tracé de la courbe. Pour 

 le transport, des arrêts convenables fixent solidement le cadre mobile, 

 l'aiguille et le cylindre tournant. 



» L'appareil, après avoir fonctionné à Montpellier, a été porté et mis en 

 observation par M. le professeur Hansky à l'observatoire de Meudon, puis, 

 pendant les mois d'août et septembre dernier, sur divers points du massif 

 du mont Blanc, et en dernier lieu, à son sommet, à l'observatoire de 

 M. Janssen; il a supjjorté tous ces transports sans subir aucune avarie, et 

 a pu être mis en observation en quelques minutes; il se différencie dps 

 autres galvanomètres enregistreurs par une adaptation spéciale de toutes 

 ses parties aux nécessités deréglagede sa sensibilité, et de la sûreté etde la 

 facilité de transport et de mise en marche. 



» En circuit ouvert, il trace des lignes droites (zéro) d'une rectitude 



