( 8o6 ) 



parfaite; en circuit fermé sur un élément thermo-électriqne dont les deux 

 soudures sont plongées dans des masses liquides portées à des températures 

 différentes, il donne des courbes de refroidissement d'une régularité remar- 

 quable, et le rapport des ordonnées comparé à celui des différences ther- 

 momélriques des soudures n'en diffère au plus que de cinq millièmes delà 

 quantité à mesurer. 



« Le champ magnétique est constant dans toute l'étendue de l'angle 

 de 3o° dans lequel se meut le cadre ; au moyen de Tables spéciales on con- 

 vertit les ordonnées rectilignes de la courbe en ordonnées circulaires d'un 

 rayon de 15"=™. 



)i La pile actinométrique a été modifiée de manière à lui permettre de 

 donner un courant suffisamment intense, tout en lui conservant une valeur 

 en eau très faible; il est de plus nécessaire que la différence thermomé- 

 trique de ses deux faces ne dépasse pas 2° ou 3°, conditions dans lesquelles 

 la loi du refroidissement de Newton est applicable. Un ruban de sept clé- 

 ments fer-constantan, dei""°de largeur et de o'""",! d'épaisseur, est enroulé 

 sur un cadre très léger, de manière à assurer la libre circulation de l'air 

 dans tous les sens, et à éviter les localisations de chaleur aux points d'appui ; 

 un double écran en aluminium très mince est intercalé entre lesdeux bases. 

 La pile est enfermée dans le tube métallique de mon premier actino- 

 graphe, muni antérieurement de la chambre à diaphragmes parallèles qui 

 s'oppose à l'introduction des courants d'air dans la chambre de la pile. 



1) On règle la sensibilité de l'appareil au moven d'une fente variable 

 formée de deux lames minces d'aluminium, qui coupe à angle droit les 

 éléments, au centre même des soudures, et qui est placée immédiatement 

 en arrière du dernier diaphragme; ce réglage est important, car, selon les 

 altitudes, l'intensité maxima peut ne pas dépasser i^^^,6 au niveau du sol, 

 ou 2*^^' au sommet du mont Blanc, et il est utile que l'ordonnée maxima soit 

 aussi grande que possible, sans dépasser les dimensions de la feuille. 



M Les deux appareils sont contenus dans deux boîtes faciles à trans- 

 porter; celle de l'enregistreur ne pèse que 6''^, 5 et celle de l'actinomèlre 

 est encore plus légère; un double câble Lien isolé permet de faire commu- 

 niquer la |)ile portée sur son mouvement équatorial avec l'enregistreur 

 placé à l'abri. 



» L'étalonnage de l'appareil se fait pendant le tracé de la courbe. Avant 

 le lever du Soleil, l'appareil enregistre son zéro qui est une droite; pen- 

 dant le tracé de la courbe, on fait des observations avec un actinomètre à 

 lecture directe, et, au commencement de la minute d'exposition au Soleil, 



