( 8o7 ) 



on rompt le circuit; l'aiguille trace ainsi son zéro pendant quelques mi- 

 nutes; le circuit est alors rétabli et l'enregistrement de la courbe continue; 

 l'actinomètre donne l'intensité calorifique, et l'ordonnée de rupture de la 

 courbe donne, après rectification de sa courbure, le nombre de milli- 

 mètres correspondant à l'intensité observée. 



» Le constantan étant un alliage de composition variable, et sujet à 

 modifications moléculaires, l'étalonnage doit être fait pendant le tracé 

 même de la courbe; les observations, souvent répétées, servent de con- 

 trôle à l'actinographe qui sert d'appareil d'interpolation et enregistre les 

 maxima si importants à saisir. 



» H est utile de déterminer à diverses époques les constantes de l'appa- 

 reil. Pour celui qui nous a servi la force électromotrice d'un élément est 

 de 63,4 microvolts par élément et par degré de différence thermométrique 

 des deux soudures; la résistance di'i galvanomètre est de 5o,4 ohms; celle 

 du circuit et de la pile 2,7 ohms; une déviation d'un degré du galvano- 

 mètre correspond à i ,6 microampères. On voit que 2°, 2 de différence 

 thermométrique des deux faces de la pi+e suffisent à donner une déviation 

 de 3o°, correspondant à 80'"'", ordonnée maxima delà feuille. 



» Après de nombreux essais, l'appareil a été mis en observation par 

 M. Hanskv sur divers points du massif du mont Blanc et v a fonctionné 

 dans de bonnes conditions. » 



MEMOIRES PRESENTES. 



M. Em. Vial adresse une Note sur la dissvmélrie et son rôle dans la 

 nature. 



(Commissaires : MM. Friedel, Duclaux.) 



M. CnA\TRON adresse un complément à sa Communication précédente 

 sur les parachutes. 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 



