( I094 ) 

 mètre. En faisant varier a lentement de \, sans toucher au réfractomètre, 

 la visibilité des nouvelles franges produites dans cet appareil passera par 

 des alternatives de maxima et de niinima. A chaque maximum correspond 

 l'extinction d'une radiation simple, peut-être de plusieurs, appartenant à la 

 radiation composée. On pourra donc se rendre compte, au moins approxi- 

 mativement, de sa constitution. Si la radiation est double, ce que nous 

 supposerons ici, la netteté des franges passera par deux maxima seulement 

 correspondant à des variations de distance des surfaces S,, S. égales à ^• 

 Les deux composantes seront complètement séparées; il deviendra possible 

 de mesurer exactement leur différence de longueur d'onde avec le réfrac- 

 tomètre et de les étudier une à une. 



). L'avantage de cette méthode sur celle qui a été employée avec succès 

 par M. Michelson ( '), pour l'analyse des raies spectrales, consiste dans ce 

 fait que les composantes de la radiation multiple peuvent être isolées les 

 unes des autres et examinées tour à tour. 



» Je reviendrai ultérieurement sur les applications que comporte cette 

 méthode. Je me bornerai, pour l'instant, à indiquer que l'on séparerait 

 par ce moyen les deux raies D du sodium en plaçant les surfaces S,, S, 

 à o""",i4. En éloignant ces surfaces à lo"", on séparerait, dans le jaune 

 vert, des radiations dont les longueurs d'ondes ne diffèrent que par la 

 sixième décimale significative; en les installant à loo"", on séparerait des 

 radiations simples dont des longueurs d'ondes ne diffèrent que par la sep- 

 tième décimale significative. » 



CHIMIE PHYSIQUE. — Ebullioscopie de quelques sels en solution eihéree. 

 Note de M. R. Lespieau, présentée par M. Friedel. 



« L'élude des points d'ébullition des solutions éthérées a été faite dans 

 l'appareil de M. Raoult; l'éther employé bouillait à 34°, 6 sous la pression 

 de 757°"° et le therntu)mètre était divisé en cinquantièmes de degré. 



» Des résultats observés, il suit que l'on ne peut déduire d'une seule me- 





(') A. Michelson, Détermination expérimentale de la valeur du mètre en lon- 

 gueurs d'ondes lumineuses (Trai'au.v et Mémoires du Bureau international des 

 Poids et Mesures, t. XI). (Mémoire Uaduil de l'anglais par M. Benoît.) 



