( Il62 ) 



devient incapable de soulever ce poids de S"*^; quelque effort qu'il fasse, 

 son doigt ne peut plus se fléchir et soulever le poids. On dit alors que le 

 sujet est épuisé ; mais cela n'est pas exact, il n'y a pas un véritable épuise- 

 ment du doigt, il ) a simplement un épuisement relatif à ce poids de 5''^; 

 si l'on substituait à ce poids un autre poids, plus léger, on pourrait constater 

 que le sujet, qu'on déclarait épuisé, peut encore exécuter avec son doigt 

 un travail mécanique considérable. On peut éviter cette cause d'erreur 

 avec l'ergographe à ressort. 3° Le troisième avantage de l'ergograplie à res- 

 sort est de permettre au sujet d'exécuter un travail proportionnel à l'état 

 de ses forces; en effet, c'est le sujet lui-même qui décide, en quelque sorte, 

 quelle est la quantité de travail mécanique qu'il peut exécuter. Au con- 

 traire, avec l'ergographe à poids, on impose un même travail mécanique 

 à des sujets de force musculaire très différente, de sorte qu'il est à peu 

 près impossible d'obtenir avec cet ergographe une mesure de leurs forces 

 et de faire des études comparatives. 



» Notre ergographe à ressort se compose d'une bande horizontale en acier, sur la- 

 quelle sont solidement fixés un ressort en boudin et un doigtier. L'instrument entier 

 est relié à un pied vertical cylindrique très fort, qui en assure la stabilité; il peut être 

 fixé sur le bord d'un meuble au moyen d'un fort étau mobile, dans lequel le pied ver- 

 tical glisse de haut en bas. 



» Le doigtier est en métal, et articulé en deux parties : la première partie, fixée sur 

 le bâti de l'instrument, supporte la troisième phalange du médius; la deuxième partie 

 reçoit les deux autres phalanges; l'extrémité du doigt est protégée par un chapeau 

 mobile sur le doigtier, pour permettre de régler la position des doigts de toute taille. 



» La partie mobile du doigtier est reliée, par sa face antérieure, à une tige de trac- 

 tion agissant sur le dynamomètre ; celui-ci se compose d'un ressort en boudin, terminé 

 par deux leviers verticaux presque parallèles, dont l'un est fixé au bâti de l'instru- 

 ment, et dont l'autre est relié à la tige de traction du doigtier, à l'aide d'un coulant 

 glissant sur ce levier mobile et pouvant exercer la traction en haut ou en bas du le- 

 vier, afin de permettre des tractions correspondant à deux échelles différentes, et qui 

 diffèrent entre elles, surtout par l'amplilude d'excursion du doigt; ainsi, quand le 

 roulant est fixé à l'extrémité inférieure du levier, la course du doigt, pour opérer 

 une traction de io''b, correspond à un déplacement de o",o4 de l'extrémité du levier. 

 Cette disposition permet au doigt d'exécuter un véritable travail mécanique. 



» Un cadran horizontal et gradué est placé en avant du dynamomètre, et fixé sur la 

 pièce qui retient celui-ci. Les mouvements de traction agissant sur le levier mobile du 

 dynamomètre sont indiqués sur le cadran, grâce à un dispositif spécial, par une ai- 

 guille reliée au levier; celte aiguille se termine par une plume, destinée à écrire, sur le 

 cylindre tournant, les courbes de traction ; cette plume est articulée verticalement dans 

 sa parlie médiane, afin que l'on puisse régler facilement le contact de la plume avec la 

 surface du cylindre enregistreur. 



