( 6* ) 



de ao a a5 centimetres de longueur (Sag pouces ) * 

 et de 14 » '6 millimetres ( 7 cm 8 lig. ) de diametre. 

 II est ferme par un bout ; l'autre se termiue par 

 une espece de petit entonnoir a bee , adbe'rant au 

 tube par uu col de 5 millimetres ( 2 lig. ' / a ) a-peu- 

 pres d'ouverture. Sur l'e'paule qui soutient ce col , 

 est un trou pour la sortie et la rentre'e de l'air. 

 L'alcali-metre doit pouvoir contenir aise'ment 58 gram- 

 mes ou 76 demi-grammes de la liqueur alcali-metri- 

 que forme'e par un melange d'une partie quelconque 

 ( d'un bectogramme, par exemple ) d'acide sulfu- 

 rique concenti-e' a 66 degre du pese-liqueur de M. 

 Baume , qui doivent re'pondre a 84 centiemes de 

 pesanteur lijdro-majeure , avec 9 bectogrammes d'eau 

 pure. C'est par des poids donne's de celte liqueur 

 qu'on gradue l'alcali-metre. M. Descroi/.illes indi- 

 que les moyens d'operer la graduation. II de'veloppe 

 ensuite la maniere dont on doit proceder aux essais 

 alcali-me'triques , soit des potasses , soit des sou- 

 des ; il fait remarquer l'invariabilite' et la facilite de 

 ces essais , et donne , dans un tableau , le re'sultat 

 de plusicurs milliers d'essais de ee genre qu'il a 

 eu occasion de faire depuis 25 anne'es. Les essais 

 alcali-me'triques ofTrent quelquefois des re'sultats 

 extraordinaires , tantot pour la faiblesse , tantot pour 

 la force des degre'salcalins. Des melanges frauduleux , 

 un e'tat parliculier de calcination sont les causes 

 auxquelles on doit attribuer ces sortes d'anomalies. 

 Les ine'galite's tres-facbeuses auxquelles le consom* 





