( 2 34) 

 «787» passant dc Tdtat solide a l^tal liquide, et de celul-ci a 

 Fetat aeriforme , absorbent du calorque qui devient la- 

 tent , puisque ce calorique ne se manifcsle par aucun 

 figne , ct qu'en plagant la boule d'an thermomelre au- 

 dessus de la surface de Teau bouillante , il s'eleve mjins 

 que dans Teau elle-meme. 



Si la colonne de mercure parait monter quand on 

 plonge un thermomelre dans de Teau qui se congele , 

 ou dans un sel qui se crystallise , celte elevation est pro- 

 duce par la diminution de capacite de la boule. du lube , 

 et non par la conversion de la chalew lulenle en calorique 

 libre. 



11 resulte d'une longue suite d'experiences failes par 

 Fauteur , que dans l'eau non congel^e , le thermomelre 

 n'esl jamais descendu a zecp , et que toujours le mercure 

 s'est eleve apres la congelation ; mais il affnme que cette 

 elevation appartienl uniquement a la compression de la boule 

 du thermamctre , par la cohesion des parties de la glace , et 

 le ressort de Voir qui s'cn degage. Le thermomelre monte 

 plus baut lorsque i'eau est congelee dans un vase dont 

 les parois se sont brises ; cette elevation devient plus 

 grande a mcsure que le vase est plus epais , et que la 

 gelee est plus apre. En introduisantle thermometre dans 

 un cylindre de verre , en forme d'elui , on empeche la 

 compresion de la boule , et la marcbe de l'instrument est 

 differente. Neanmoins, un thermomelre nu el un ther- 

 mometre a etui , elant plonges Tun et l'aulre dans de 

 l'eau qui se congele , ou dans une dissolution saline qui 

 se cryslallise , ont indique" tous les deux des alongcments 

 successifs dans la colonne tfe mercure , mais de quantities 

 inegales ; leur marche n'elait pas non plus uniforme dans 

 le refroidissement. Les indications du thermometre a 

 £tui paraissent a Fauteur plus regulieres et plus sures que 

 celles du thermomelre nu. 



L'auleur pcrsiste dans sa conclusion , que la doctrine de 



