< 70 ) 



A rinleneur tin cylindre de fer-Llanc , est adapie 

 iin apparcil proprc a refenir le matras de'ciit plus 

 liaut , dans une posiiioji fixe et verlicale. Cot appa- 

 reil dimitiue de -3- de pouce cube la capaciiti du 

 matras. 



5° Le 3- instrument est one grande cuve de bois, 

 cercle'e en fcr , et qui serl a contenir lean a la tem- 

 perature de la glace fondante. Elle doit ^tre placee 

 dans un appartemeut bieu frais, mais ou il ne gele 

 point. 



4° Le 4^ instrument est un grand cbaudron de 

 cuivre , place' sur un founieau ordinaire, et rempli 

 deau constammenl rntreienue a I'e'tat d'ebullition. 

 Dans ce cbaudron, et au milieu de I'eau bouillante, 

 est fixe' avec des fils de fer, dans une situation ver- 

 ticale, un cylindre aussi de cuivre, de i3 pouces 

 de diametre , et dc io pouces 5 lignes de liauteur. 

 Cc cylindre est lui-memepleind'eau, laqueile ecbauf- 

 fee par celle du cbaudron, acquiert une tempera- 

 ture qui reste constammei.t , avec un peu de soin, 

 a 77°,9 du tbcrmometre de M. de Luc. Cc dernier 

 fait est tres-vemarqnal>le , et il n'est pas aise de le 

 concilier avec le principe de la tendance du calo- 

 rique a $e mettre toujours en e'quilibre. Ce meme 

 fait ne doil-il pas faire craindre que I'air renferme' 

 dans le matras ne prenne pas exactement la tempe~ 

 rature du melange dont il est cnvironne'? que la 

 cbaleur du mercure dans le thermometre ne diilere 

 un peu de celle du milieu ou il est plonge? N'ex- 

 pliquerait-il pas pourquoi le tbermometre a mercure, 

 place' dans I'cau cbaude a 78° de cbaleur re'elle n'in- 

 dique reellement que 77°, 9, etc.? 



Quoi qu'il en soil de ces reflexions, I'apparcil que 

 nous venons de de'crire est destine a fournir de I'eau 

 cbaude pour les experiences, ct doit ctre place, par 



