( 194 ) 

 lement. On peut donc noter les instants où il paraît vertical, sa pointe 

 coïncidant avec un repère fixe. Les inconvénients de ce procédé d'obser- 

 vation sont le peu de netteté et l'irisation des images, la nécessité d'éclairer 

 très fortement la pointe du pendule. 



c;„ 



» En remplaçant la fente fixe de Vogel par un objectif C donnant, dans 

 le plan de la fente mobile B du balancier de l'horloge de comparaison, 

 une image très petite de la pointe P du pendule et d'une étroite fenêtre F 

 placée derrière lui, on supprime du même coup l'irisation et le défaut de 

 netteté. En définissant le passage du pendule par la verticale à l'aide de 

 l'appai'ition et de la disparition de minces filets lumineux envoyés par une 

 source quelconque et encadrant la pointe P du pendule entre les bords de 

 la fenêtre F, on peut observer les coïncidences avec une précision qui 

 n'est limitée pratiquement que par la puissance du microscope M employé 

 à noter l'apparition et la disparition des filets lumineux. 



» Avec une liorloge jsarfaite et un microscope grossissant 2.5 fois, en vingt minutes 

 (1200 secondes), on détermine, par ce procédé, le rapport des durées d'oscillation du 



pendule et du Isalancier de l'horloee avec une erreur moindre que ; -r = — ,-; 



'^ ^ ^ (1200)- i44oooo 



de cette durée. 



» Comparateur. — Il est semblable à tous les instruments du même 

 genre. Il faut seulement noter ce point. 



» L'éclairage des couteaux, pendant la mesure, est obtenu par derrière 

 à l'aide d'un faisceau de lumière parallèle dirigé suivant l'axe des micro- 

 scopes, condition essentielle pour éviter l'incertitude signalée par Kater 

 en 1818. 



» Les pendules de Brunner ont déjà servi à la mesiu'c de la gravité 

 absolue à Paris, à Lyon, à Dunkerque, à Alger, à Laghouat et à Nice. Ils 

 donnent des résultats entièrement satisfaisants, d 



