( 79G) 

 ment égale à S. On voit que, par rapport à la direction OE qui est relative 

 à l'équateur, la direction apparente du mouvement diurne a tourné de 

 l'angle S dans le sens môme des aiguilles d'une montre. 



» Quel que soit le point du ciel visé par la lunette, on aura dans le 

 champ la direction du pôle Nord, en imaginant une droite en coïncidence 

 avec la direction apparente du mouvement diurne, et supposant ensuite 

 qu'elle tourne de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 



» La règle pratique qui résulte de ces remarques est la suivante : 



» La lunette étant dans la position directe, prenons pour position ini- 

 tiale du micromètre celle où le fil mobile est parallèle à la direction appa- 

 rente du mouvement diurne dans l'équateur. La direction apparente pour 

 un autre point du ciel s'obtiendra en faisant tourner le cercle de position 

 du micromètre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'un angle 

 égal à la déclinaison. Si la lunette est dans la position inverse, on devra 

 faire tourner le micromètre du même angle en sens contraire. 



» Il résulte de ces remarques, et de la définition des axes, que si l'on 

 vise im point de l'équateur, un point I, situé dans l'angle des coordonnées 

 positives, correspondra à un point dont l'ascension droite sera plus faible 

 et la déclinaison plus forte que celles du point O, centre du champ. 



» Pour effectuer l'observation, quand on passe d'une déclinaison à 

 l'autre, il faut chaque fois orienter le micromètre, si l'on fait usage de l'é- 

 quatorial coudé de l'observatoire de Paris. Dans quelques-uns des nou- 

 veaux équatoriaux en construction, il suffit de réaliser l'orientation une 

 fois pour toutes : le micromètre est entraîné avec le cercle de déclinaison 

 et tourne chaque fois du même angle. L'orientation est donc obtenue di- 

 rectement pour toutes les positions comme avec les équatoriaux ordinaires. 



» La première disposition, offre l'avantage de faire reconnaître une 

 erreur de calage par le sens du mouvement, qui ne coïncide plus avec la 

 direction calculée. La nouvelle disposition adoptée ne donne pas cette 

 vérification, mais elle assure une économie de temps dans l'exécution du 

 travail en dispensant d'orienter chaque fois le micromètre. 



» Définissons maintenant les constantes tenant à la situation du miroir 

 intérieur. 



1) Soit I (Jig. 6) le point du champ oîi vient se réfléchir un rayon entré 

 dans la lunette suivant l'axe du bras. Nous appellerons a et a' les coor- 

 données de ce point relativement aux axes Oœ, Oy, en supposant que son 

 déplacement par rapport au centre du champ est dû uniquement à ce que 

 la condition relative à l'orientation du miroir intérieur n'est pas réalisée. 



