C 799 ) 

 même du bras. Si B est positif, l'angle d'incidence diminuant, l'angle de 

 réflexion décroît de la même quantité. Le déplacement angulaire de l'image 

 est précisément égal à B et s'elTectue dans le champ suivant une parallèle au 

 bras. La direction de ce déplacement est celle de l'axe O v défini. 



» La constante B agit donc exactement de la môme manière que la con- 

 stante y' relative à la situation absolue du bras. On en déduit, pour les 

 corrections des coordonnées observées, 



d.xi = + B tangS, dhi = -B cos S, 

 (IaJ^ = - b tangS, dV^ = - B cos 55. 



» Cette inclinaison du bras exerce une double influence. Non seulement 

 elle dévie, comme nous venons de le voir, l'image dans le champ, mais 

 encore elle change le plan instrumental. Ce déplacement consiste dans 

 une rotation d'un angle B autour de la droite d'intersection du plan instru- 

 mental avec l'équalcur. Il s'effectue du côté opposé au bras si B est positif. 

 L'erreur qui en résulte est la même que celle qui est produite par l'incli- 

 naison de l'axe de déclinaison dans les instruments ordinaires. On vérifie 

 aisément qu'elle change de signe avec la déclinaison de l'étoile ou quand 

 on passe à l'autre position de la lunette. On devra, en conséquence, com- 

 pléter les expressions qui viennent d'être données par les termes correctifs 



(dxi),^ 4- B tangî), (d.x[),=^ - B tangS. 



)) Nous avons adopté pour origine des coordonnées, en définissant les 

 quantités a et a', le point O oii l'axe horaire rencontre le plan du réticule. 

 Voici le procédé que l'on peut employer pour déterminer la position de ce 

 point dans le champ. 



» Enlevons l'oculaire, et en face du réticule installons un microscope 

 muni d'une croisée de fils au fover de son oculaire. On réglera la distance 

 de ce microscope à la lunette de telle sorte que, par l'oculaire de ce micro- 

 scope, on puisse voir à la fois et nettement les fils de la lunette et ceux du 

 microscope. Par un déplacement convenable du microscope, on fera en 

 sorte que sa croisée de fils coïncide à peu près avec le centre du champ. 



» Le cercle de position étant à o°, on fait mouvoir le fil mobile de la lu- 

 nette de manière à l'amener sous la croisée des fils du microscope. Soit /la 

 lecture correspondante. On fait tourner la lunette de 180". On ramène le 

 fil mobile sous la croisée des fils du microscope. Soit/' la nouvelle lecture. 



La moyenne o = est la lecture qui répond au point O où l'axe horaire 



rencontre le plan du réticule. 



C. R., 1888, ." Semestre. (T. CVI, N° 12.) IO''l 



