( S',,. ) 



PHOTOCHIMIE. — Sur un photomètre inscripteur et régulateur : le radiographe. 

 Note de M. Louis Olivier, présentée par M. Janssen. 



« La méthode que j'ai fait connaître, il y a trois ans, pour doser l'ac- 

 tion chimique des radiations ('), a déjà reçu la sanction d'une multitude 

 d'expériences. Beaucoup de photographes, en France et à l'étranger, l'ont 

 en effet adoptée. Ils déterminent aujourd'hui les temps de pose de leurs 

 clichés, suivant mou procédé, en comptant non plus les secondes, mais les 

 révolutions du radiometre. On cherche une fois pour toutes le nombre de 

 tours requis pour obtenir un bon cliché. Pour un même objectif, un même 

 tirage de la chambre noire, un même diaphragme et des glaces de même 

 nature, ce nombre demeure invariable. Il suffit de l'observer pour que 

 les plaques sensibilisées reçoivent toujours la même somme de lu- 

 mière. 



» Les écrans absorbants, dont j'ai indiqué l'usage dans le but de ne 

 laisser tomber sur le radiometre que les radiations actives sur les sels 

 d'argent (-), ne sont utiles que pom' les expériences réellement scientifi- 

 ques. La pratique a montré que, dans les opérations courantes- de la Pho- 

 tographie, on peut le plus souvent s'en passer. Contrairement à ce que 

 l'on serait tenté de prévoir, les variations de composition de la lumière 

 naturelle, aux différentes heures du jour, n'opposent aucun obstacle sen- 

 sible à l'emploi du radiometre sans écrans. Sauf dans le cas de la Photo- 

 graphie dite instantanée, l'instrument règle les temps de pose avec préci- 

 sion. 



» Pensant qu'il y aurait intérêt à rendre cette régulation automatique, 

 j'ai construit un appareil qui, de lui-même, supprime l'action lumineuse 

 en temps opportun. C'est un radiometre qui, à chaque rotation complète 

 de son moulinet, ferme un circuit électrique. Voici la disposition de 

 l'instrument : 



» Dans une enveloppe de verre RSTU, où l'on fait le vide au même 

 degré que dans les radiomètres ordinaires, se trouvent deux aiguilles 



(') Louis Ot.iviEit, Méthode pour régler el mesurer l'action chimique des radia- 

 tions {Comptes rendus, igjainiei- 188.5). 

 (■-) Ibid. 



