(93> ) 

 le nombre dos inicrvorsions dopiisso lo p;ir socoiulo, la déviation est con- 

 stante à moins de ,,'„ |)ros; de même, nne bobine d'indiiclion produisant 

 environ 200 interversions, donne des résultats très peu différents; on doit 

 donc admellii' (|u('. (I;ms ces conditions, la jiolarisation est négligeable. 

 Tendant ces e\|)érieiiccs, on mesure la moyenne des valeurs de V- an 

 moyen d'un éicctrométre Mascart, relié aux électrodes. Soit a le rapport 

 des déviations de l'appareil et de l'élcctromètrc Mascart; on a mesuré, 

 dans une expérience préliminaire, le rajiporl a' des deux déviations pro- 

 duites dans l'air, en maintenant à l'apiiareil une différence de potentiel 

 n fois plus grande t|u"à l'éleclromètre Mascart. On a la relation 



l\ = /(--, ■ 

 a 



Le rapport «est établi an moven d'inie l)oîte de grande résistance, traversée 

 par un courant constant; on le choisit de telle manière que n'- soit peu dif- 

 férent de K, en sorte que les rapports a et a' peuvent être peu différents 

 de l'unité et se mesurent avec précision. .l'ai trouvé, pour l'eau distillée 

 et des électrodes de platine, le nombre f)o, à -^i- ou -^ près, pour des tem- 

 pératures de 1 3° à 20". 



11 II était intéressant d'examiner les liquides beaucoup plus conducteurs, 

 afin de s'assurer si le coefficient K augmente avec la conductibilité; j'ai 

 étudié en particulier la dissolution de sulfate de cuivre à tt^, qui conduit 

 100 à 200 fois |)Ius que l'eau distillée. Dans ces conditions, l'intensité du 

 courant étant o", r à o",2, on ne peut pas espérer annuler la polarisation 

 en employant des courants alternatifs, tpii sont cependant nécessaires 

 pour empêcher le dégagement des gaz. Pour éliminer l'effet de la polari- 

 .sation, j'ai em])lové la méthode suivante : la dissolution est comparée l\ 

 l'eau distillée, en faisant traverser au courant alternatif l'électromctre à 

 liquide et un voltamètre muni de deux électrodes parasites, qui sont 

 reliées à l'électromètre Mascart. Le voltamètre et l'électromètre à liquide 

 sont remplis de même liqiu'de à la même température; le rapport des 

 déviations de l'électromètie à licjuide et de l'électromètre Mascart est égal 

 à CR, C désignant une constante instrumentale, qui est déterminée en 

 opénint d'abord a^ec l'eau distillée. 



» Avec des li(iuides bons conducteurs, réchauffement produit par le cou- 

 rant électrique et les courants liquides qui en résultent donne lieu à ime 

 erreur notable, qui est mise en évidence par ce fait que la déviation per- 

 manente de l'appareil n'est pas, avec la première impulsion, dans le même 



