( 94i ) 



)i Nous l'axons encore répétée avec le chlorure de méthylc cl l'ean : 

 elle a conduit aux mêmes résultats. L'hydrate solide de chlorure de mc- 

 ihvle, que nous étudions actuellement, absorbe aussi, en se formant, des 

 r|iiantilés considérables de gaz, bien plus grandes cfue celles que l'eau 

 |)eut tenir en dissolution. 



» S'il est permis de généraliser ces résultats, on doit donc admettre 

 que, an nionioiil où un gaz ( hydrogène sulfuré, hydrogène sélénié, acide 

 carbonique, acide sulfureux, chlore, chlorure de méthvle, etc.) forme 

 avec l'eau un hvdrate cristallisé, ce n'est pas simplement la dissolution 

 saturée qui prend l'étal solide, mais un excès considérable de gaz disparaît 

 et se combine a\ec l'eau de cette dissolution, pour donner un composé 

 solide. » 



THERMOCHIMIE. — Expériences sur l'emploi du calorimèlre Thompson pour 

 la détermination du pouvoir calorifique pratique de la houille. Note de 

 M. ScnECRER-KESTXER, présentée par M. Friedel. 



« On se sert, en Angleterre, d'un appareil calorimétrique dû à Thompson , 

 pour déterminer la chaleur de combustion de la houille. Cet appareil se 

 compose d'une cartouche en cuiAre, renfermant 2^' de houille mélangés 

 avec huit à dix fois leur poids de chlorate et de nitrate de potasse; la car- 

 touche chargée, après avoir été enflammée au moyen d'une mèche, est 

 promptement recouverte d'une cloche en cuivre, et le tout est introduit 

 dans un vase renfermant 2'" d'eau. Dès que l'inflammation a gagné le 

 mélange, une combustion vive s'opère; les gaz s'échappent par le bas de 

 la cloche et traversent toute la hauteur du liquide avant de se répandre 

 dans l'atmosphère; la combustion dure quarante-cinq à soixante-quinze 

 secondes; la lecture d'un thermomètre placé dans le vase calorimétrique 

 sert à déterminer l'élévation de température produite par la combustion : 

 tels sont l'appareil et son fonctionnement dans leurs lignes générales. 



» Un ingénieur anglais, M. Donkin, qui s'occupe aACc un vif intérêt de 

 toutes les questions relatives à l'emploi de la houille pour le chaufTage 

 des chaudières à vapeur et qui fera paraître prochainement un Mémoire 

 important sur cette question , m'a demandé de comparer les résultats 

 oblcnns avec ce calorimètre avec la chaleur de combustion du combus- 

 tible, mesurée dans l'appareil de Favre et Silbermann. 



