( io56 ) 



« C'est cette disposition que j'ai adoptée pour la construction du ther- 

 momètre à gaz que j'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie. L'ap- 

 pareil est à volume constant, il est destiné à mesurer de très basses 

 températures; c'est pour cette raison que je me sers d'hydrogène comme 

 corps dilatable. 



» Un réservoir en verre de i^"", A, terminé par des calottes sphériques, 

 est réuni par un tube capillaire BBB à un tube de plus grand diamètre C. 

 C'est celte partie de l'appareil qui contient l'hydrogène. Le tube manomé- 



trique DD qui lait corps avec l'appareil est relié par un tube de caoutchouc 

 à une ampoule également en verre G, mobile dans une rainure verticale. 

 » Lorsqu'on veut faire une observation, le réservoir A étant placé dans 

 le milieu dont on doit mesurer la température, on fait mouvoir l'am- 

 poule G de façon à amener le niveau du mercure en contact avec un fd de 

 platine (p) qui pénètre par soudure dans le tube (] et se trouve sur la 



