( io57 ) 



même ligne horizontale que le zéro de la graduation du tube manomé- 

 trique. Au moment où le mercure touche la pointe du fil de platine, un 

 courant électrique amené aux bornes b, h' est fermé et la sonnerie S se 

 fait entendre ('); on abaisse alors le robinet à vis R qui arrête l'arrivée 

 du mercure et immobilise la colonne manométrique, dont on note la hau- 

 teur. 



» On a conslruil d'avance une Table en calculant à (piclle liauLeur doit 

 s'élever la colonne manométrique pour une température donnée de la 

 masse gazeuse; on a constaté du reste la parfaite concordance qui existe 

 entre les indications du thermomètre à hydrogène et celles d'un thermo- 

 mètre étalon à mercure, dans les limites comprises entre + 5o" et — 3o°. 



» Dans l'appareil construit avec grand soin par M. Alvergniat, le tube C 

 qui contient le fil de platine p est de même diamètre que le tube manomé- 

 trique, afin d'éviter les erreurs dues à la capillarité; de plus, la pointe du 

 fil de platine est placée très près du tube capillaire BBB, dans le but de 

 réduire l'espace nuisible qui renferme de l'hydrogène, dont la tempéra- 

 ture varie suivant une loi inconnue, depuis le réservoir jusqu'au fil de 

 plaline, mais le volume du tube capillaire et de l'espace nuisible n'est que 

 le o,oo(J du volume du réservoir; en admettant que la totalité de cet es- 

 pace nuisible reste à la température ordinaire sur toute la longueur du 

 tube, l'erreur commise serait très faible et n'atteindrait pas, pour une 

 différence de 200°, o,3 de degré, soit ~ de la température à mesurer. 



» On a supposé que la température de la colonne manométrique était 

 sensiblement à -\- i5"; dans le cas où elle varierait, il suffirait d'apporter 

 une légère correction, facile à calculer, aux nombres inscrits dans la 

 Table. 



» Cet appareil, qui m'a servi depuis longtemps déjà et, en particulier, 

 dans des recherches faites avec M. Boutv sur la mesure des résistances 

 électriques à basses températures, possède une assez grande sensibilité, 

 puisqu'il donne des différences de hauteur de 2""", 36 pour 1° de tem- 

 ))éraluro ; il dispense en outre l'observateur de tout calcul et de toute 

 manij)ulatiou. » 



M. Emilf lÎLAxciiARD fait hommage à l'Académie d'un Volume qu'il vient 



(le publier, sous le titre : « I>a vie des êtres animés ». 



(') Le nierciiro ne peut èli-e altéré par l'élincelle de lupliire du courant, puisqu'elle 

 se produit au sein de l'hvdrogène. 



