( ii47 ) 



» C'est la première fois, je crois, qu'une semblable méthode calorimé- 

 trique à température constante est proposée et appliquée; ses avantages 

 sont évidents lorsqu'il s'agit de la chaleur de vaporisation qui est fonction 

 de la température, et varie très rapidement avec elle au voisinage du point 

 critique. A la fin de l'oxpérience, comme à toutes les époques intermé- 

 diaires, la température du calorimètre, et par suite celle du gaz liquéfié, 

 est la température initiale /'; la vaporisation s'effectue toujours à t° et sous 

 la pression p de la vapeur saturée. 



)) Soient donc 



P le poids du liquide vaporisé; 



Q la chaleur fournie au calorimètre, correction faite du refroidissement; 



\i la chaleur de vaporisation à t°. 



)i On a 



'^t — p 



M La partie essentielle de l'appareil employé est un récipient cylindrique 

 de cuivre, R, fermé en bas et communiquant à la partie supérieure avec 

 un long serpentin de petit diamètre enroulé autour de lui; ce serpentin a 

 un développement de i" environ. L'ensemble est plongé dans un calori- 

 mètre de M. Berlhelot et est doré extérieurement pour empêcher l'attaque 

 de l'acide. Le réservoir peut résistera nne pression de loo""". Le serpentin 

 est soudé avec un premier robinet à pointeau A, en nickel; celui-ci commu- 

 nique avec un second, B, et avec un manomètre sensible. De 15, le gaz se 

 rend au dehors en passant à travers un barboteur à glycérine qui permet 

 de se rendre compte de la régularité de la ^ aporisation. L'isolement ther- 

 mique du récipient R est réalisé au moyen d'un accord en celluloïd, ma- 

 tière plus isolante que le bois ('). 



» Lorsque le réservoir et le calorimètre sont bien à la température du 

 laboratoire, et que le refroidissement est très lent, ou commence l'expé- 

 rience en ouvrant le robinet A, le second étant fermé. Le manomètre 

 indique la pression/? de la vapeur saturée à la température/ de l'expérience. 



déterminer la valeur en eau de la bombe calorimétrique (Comptes rendus, t. CIV, 

 )). 876). Mais ces précédents intéressants ne constituent pas une méthode calorimé- 

 trique distincte, telle que la méthode de compensation e\])osée ci-dessus. 



(') Ce raccord, ainsi que les parties essentielles de l'appareil décrit ci-dessus, ont 

 été très habilement construits, sur mes indications, par M. Ducretet. 



G. 1;., 1888, 1" Semestre. (T. CVI, N» 10.) '48 



