( IU2i ) 



licilc d'attciiulro avec clos llieiinomètres à gaz de celle diiiiension, sans em- 

 ployer la niélhode du contact électrique. J'ai construit depuis plusieurs 

 années d'autres thermomètres, ayant des réservoirs cylindriques de 70"" 

 de capacité, et avec ces derniers inslrunients j'ai cherché, en emplovani 

 toujours le même système de contact électrique, à obtenir une très grande 

 exactitude de mesures, afin de contrôler loutes les déterminations de tem- 

 l)éra(iiro i;utesavec les thernininclres à mercure. 



» Mon appareil est monté de manière à éviter la formation d'une étin- 

 celle de rupture, parce que le |)latiuc chaude se dissout dans le mercure et 

 se sépare en poussière j)ar refVoidissenieiit. Dans d autres instruments, j'ai 

 employé comme signal un téléphone fonctionnant avec un très faible cou- 

 rant d'induction. 



» La partie manomctrique de ces insti'uments se divise en deux parties : 

 un manomètre privé d'air, et une deuxième branche communiquant avec 

 l'air, qui est employée toutes les fois que la longueur de la colonne baro- 

 métrique causerait des difficultés pour la lecture. 



') L'emploi d'un manomètre privé d'air est particulièrement indiqué 

 quand il s'agit de mesurer des températures au-dessous de zéro ; mais, pour 

 lestempératiu-es supérieures, ily a un inconvénient, surtout quand lui appa- 

 reil fortement chauffé est placé à côté du thermomètre. Alors il est très dif- 

 ficile de connaître la correction pour la dilatation du mercure dans une 

 longue colonne, observée dans des conditions moins favorables qu'un 

 baromètre ordinaii'c; et, dans une série d'expériences où la correction en 

 question devait être exacte à o""", 006 près et où par conséquent la tempé- 

 rature de toute la colonne devait être déterminée à o°,o5 près, j'ai en- 

 loiu'é de glace toutes les parties du thermomètre à hydrogène, sauf la 

 boule qui est chauffée, et maintenu ainsi l'appareil jour et nuit à zéro, 

 évitant toutes'corrections pour la température. 



M Dans ces circonstances, l'emploi du courant électrique a le grand avan- 

 tage de supprimer la lecture dans la branche du manomètre cpii est au 

 milieu de la glace. Une méthode spéciale d'éclairage du ménisque a permis 

 de faire la seule lecture nécessaire, celle dans la partie la |)lus élevée du 

 manomètre, avec une précision d'environ o°"",oo!i. 



» Le thermomètre est monté très solidement sur un support en fer 

 pesant environ 6o''t', et favorablement arrangé pour des lectures cathéto- 

 niélriques, qui sont rapportées sur une règle en acier avec divisions sur 

 platine. 



» Dans une série de trente-neuf observations, faites du i\ au 34 ju'" 



