( 1288 ) 



désargenté sur une petite largeur, pour empêcher qu'il n'y ait communica- 

 tion électrique entre les deux faces.) En établissant une différence de 

 potentiel entre les deux faces delà bilame, l'une des lames tend à se dilater 

 et l'autre à se contracter dans la direction de leur plus grand côté; comme 

 les lames sont collées l'une sur l'autre, la bilame se courbe. En mainte- 

 nant fixe l'une des extrémités de la bilame, l'autre extrémité se déplace 

 sous l'effet de la tension électrique. 



)) Pour amplifier le phénomène, on peut fixer une aiguille à l'extrémité 

 libre de la lame et dans son prolongement ('). 



» Enfin, pour faire les mesures, on colle à l'extrémité de l'aiguille un 

 petit micromètre (obtenu par un procédé photographique), divisé en 

 vingt-cinquièmes ou en cinquantièmes de millimètre, et sur ce micromètre 

 on braque un microscope muni d'un réticule, qui sert de repèi'e pour les 

 lectures. 



» Les déviations de l'extrémité de l'aiguille sont proportionnelles à la 

 différence de potentiel. Elles sont données par la formule suivante 



dans laquelle R est la constante piézo-électrique du quartz en unités abso- 

 lues C.G.S. électrostatiques (quantité d'électricité dégagée pour une pres- 

 sion d'une dyne dans le sens de l'axe électrique). On a 



R = 6,32 X IO-*. 



L est la longueur de la bilame et e son épaisseur; 

 1 est la longueur de l'aiguille; 



V la différence de potentiel entre les deux faces, en unités absolues élec- 

 trostatiques (i unité électrostatique = 290 volts environ). 



)) L'instrument est apériodique et à lecture directe. Pour mesurer des 

 différences de potentiel, il suffit d'étalonner l'instrument une fois pour 

 toutes avec une force électromotrice connue. 



)) L'isolement est excellent, le quartz n'ayant pas de conductibilité sen- 

 sible dans les directions normales à l'axe optique. 



(') Nous nous servons d'une aiguille très légère et très rigide, fabriquée à l'aide 

 d'une charpente en fd de verre; nous avons emprunté ce mode de construction à un 

 appareil inscripteur, réalisé par M. Rozé pour le pendule de I^nicault. 



