( i324 ) 

 destinées à la mesure de tous les élémeuts de réduction. On dispose 

 encore d'un moyen physique permettant d'obtenir avec exactitude et rapi- 

 dité la valeur de quelques-unes de ces constantes, notamment des divers 

 coefficients de flexion. La méthode consiste à déterminer, au moyen d'un 

 collimateur placé sur la monture du miroir, le point du champ où un rayon 

 entré dans la lunette suivant l'axe du bras vient faire son image. La même 

 opération, répétée dans des angles horaires différents, accusera des dépla- 

 cements qui mesureront l'efTet combiné de la flexion du bras et de celle de 

 l'axe horaire. Le collimateur doit être fixé en avant du miroir extérieur, 

 normalement à la face du cube qui le regarde, et par conséquent dans une 

 position symétrique de l'axe du bras par rapport à la normale à ce miroir. 

 Si cette condition est rigoureusement remplie, la croisée des fds du colli- 

 mateur fera son image en un point qui restera invariable quand on fera 

 tourner le miroir extérieur autour de son axe et le collimateur avec lui. 



M Si cette condition n'est remplie qu'approximativement, la rotation du 

 miroir extérieur déplacera l'image, en lui faisant décrire un cercle peu 

 étendu dans le champ. Le centre de ce cercle sera le point A, oîi un rayon 

 entré dans la lunette suivant l'axe du bras rencontre le plan du réticule. 

 Ce point correspondra évidemment à la moyenne des positions occupées par 

 l'image, pour deux orientations diamétralement opposées du miroir exté- 

 rieur. Pour contrôler plus efficacement les mesures, on fera tourner ce 

 miroir successivement de quatre angles droits, dans le même sens, et l'on 

 associera de deux en deux les positionsobtenues. Le point ainsi déterminé 

 devrait coïncider avec le centre du réticule, si le bras et le petit miroir 

 étaient rigoureusement orientés. Mais si, pour une quelconque des causes 

 énumérées plus haut, le réglage de l'instrument n'est pas parfait, les coor- 

 données du point A relativement aux axes Ox, Oy choisis page 708 auront 

 des valeurs différentes de o et seront précisémentreprésentéespar les quan- 

 tités que nous avons désignées plus haut par M, et Mo. 



» Il n'arrive pas, le plus souvent, qu'on dispose, pour fixer la position 

 d'un point dans le champ, de deux fds mobiles perpendiculaires l'un sur 

 l'autre et commandés chacun par une vis micrométrique. Il faut donc em- 

 ployer le même fil à la mesure des deux coordonnées. Pour effectuer les 

 mesures parallèlement à deux axes rectangulaires, on est donc obligé de 

 faire tourner le micromètre de 90° dans chaque position de la lunette. 

 Avec le micromètre que nous avons employé, les lectures 0° et 90° corres- 

 pondaient précisément à la direction des axes Oj, Oa- définis page 708 

 Chaque fois, nous avons fait indiquer au cercle de position du micro- 



