( i4«4 ) 



sera complètement évité dans les équatoriaux coudés de construction plus 



récente. 



), Pour effectuer les opérations avec le collimateur, nous avons déplacé 

 la lunette successivement de 3o° en 3o", en amenant le bras de l'instru- 

 ment dans des angles horaires compris entre — 7'' et -1- 7^ Nous avons 

 obtenu ainsi 



M, = — 0%2, [J. = + 6%2, 



Mo = + 6%o, (i = + 3',6. 



» Pour déduire ces constantes de l'ensemble des huit opérations, nous 

 avons admis qu'elles devaient varier suivant la loi indiquée par la théorie. 

 C'est d'ailleurs ce que l'expérience confirme d'une manière complète. Si 

 l'on admet, par exemple, que la coordonnée l doit renfermer un terme en 

 cosH, on trouve pour le coefficient de ce terme une valeur sensiblement 

 nulle. On est conduit à un résultat tout semblable en cherchant à complé- 

 ter l'expression de vi par un terme en sinH. 



» Voici maintenant les résultats donnés par les séries d'observations 

 astronomiques. Les observations de passage au méridien ou au premier 

 cercle horaire, dans les deux positions de la lunette, ont fourni les équa- 

 tions de condition qui suivent : 



Date. 



1888. «i+M,. |i-.!?. "■ X — [i. M,+ B. c. 



s s s » s s 



"•"""■ n.... +16,4 -1,5 -0,6 -23,2 +21,3 -10,2 



i3 + i5,9 — 2,0 — 0,6 — 24,3 + 24,1 — 10,7 



i4 +15,7 — 1)4 — 0,5 — 26,5 +25,1 — 10,6 



18 + i4,9 — 2,9 — 1,4 — 25,8 + 23,9 — 10,0 



Moyennes.. + 16,72 — 1,95 — 0,78 — 24,95 + 23, 60 — 10, 38 



T) Les séries d'observations du 3 et du 5 janvier étant incomplètes, on 

 a dû, pour en déduire les valeurs des constantes, combiner les équations 

 relatives à ces deux jours. Les nombres présentent un accord suffisant eu 

 égard aux circonstances. Les lectures sur le cercle d'ascension droite com- 

 portent une incertitude de i' à 2'. De plus, un défaut de serrage, dont on 

 ne s'est aperçu qu'à la fin des observations, permettait au cercle de se dé- 

 placer légèrement pendant la rotation de la lunette et d'introduire dans 

 les lectures des erreurs pouvant aller à 2* de temps environ. Cette circon- 

 stance explique les fluctuations qui se présentent dans les valeurs de 



