( i49i ) 



» Une fois cette relation établie, nous pourrons réciproquement nous 

 en servir pour calculer la valeur de T d'après l'indication correspondante I 

 donnée par l'appareil. Mais il est clair que ce calcul n'aura de valeur 

 qu'autant que T sera compris dans les limites entre lesquelles on aura 

 efTectuc la graduation. Toute extrapolation un peu éloignée de ces limites 

 sera dépourvue de certitude. 



» Admettons toutefois que cette extrapolation donne des résultats bien 

 concordants pour tous les appareils mis en œuvre, ou du moins pour un 

 grand nombre d'entre eux. Cette concordance même tendra à prouver 

 que la courbe tracée pour chaque phénomène, en fonction de la tempéra- 

 ture absolue, continue à le représenter exactement lorsqu'on la prolonge 

 au delà des limites de la graduation. Alors chaque extrapolation sera justi- 

 fiée par son accord avec les autres, et cette justification sera d'autant 

 meilleure que le nombre des appareils comparés sera plus grand et que 

 leur construction sera basée sur des phénomènes plus dissemblables. 



» En abaissant peu à peu la température pour laquelle on réalisera cette 

 comparaison, on pourra sans doute saisir le moment où l'hydrogène, assez 

 rapproché de son point critique, cessera de donner une concordance suf- 

 fisante. Ce sera le moment de renoncer à son emploi. 



» Il reste maintenant à soumettre la méthode au contrôle de l'expé- 

 rience. Les appareils que nous avons choisis pour cet objet sont au nombre 

 de cinq : ce sont : 



» Un thermomèlre à hydrogène; 



» Une résistance électrique constituée par un fil de platine; 

 » Deux pinces tlierrao-électriques; 



» Enfin un lingot de platine refroidi dans le milieu en expérience et servant à une 

 mesure calorimétrique. 



» Thermomèlre à hydrogène. — Cet appareil est celui qui a été présenté 

 récemment par l'un de nous à l'Académie ('); nous n'avons donc pas à 

 revenir sur sa description. 



» Résistance électrique. — Le fil de platine a un diamètre de o™'", 2 et 

 une longueur de 6™ environ. Sa résistance à 0° est de 22"'"°% 82; il est 

 enroulé eiï hélice sur un tube mince, en ébonite, dans lequel pénètre 

 librement le réservoir du thermomètre à hydrogène. Ses deux extrémités 

 sont reliées à une boîte de résistances, formant pont de Wheatstone; un 



(') Comptes rendus, t. CM, p. i55 (i888). 



C. R., 1888, I" Semestre. (T. CVI, N» 22.) 192 



