( i492 ) 



galvanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval permet de mesurer sans 

 hésitation sa résistance à ■— d'ohm près. 



» Pinces ihermo-électriques . — Les avantages des pinces thermo- 

 électriques, si connus depuis les travaux de M. E, Becquerel, nous ont 

 engagé à nous en servir comme d'appareils de mesures. L'une de ces 

 pinces est le couple platine pur-platine rhodié employé par M. Le Chatelier 

 pour la mesure des hautes températures. Cette pince se rapproche, aux 

 basses températures, de son point neutre, ce qui a l'inconvénient de dimi- 

 nuer sa sensibilité. C'est pour cette raison que nous avons employé 

 simultanément une pince d'une autre nature, s'éloignant, au contraire, de 

 ce point neutre par refroidissement. Le couple fer-cuivre satisfait à ces 

 conditions. 



» Un commutateur permet d'intercaler à volonté le galvanomètre dans 

 le circuit de chacune de ces pinces, ou dans le pont de Wheatstone. 



)i Pour établir la relation qui relie la température à la résistance du fil 

 et à la force électromotrice des deux pinces, on a plongé ces appareils 

 dans des milieux à diverses températures parfaitement déterminées qui 

 sont : 



» 1° Le point d'ébullition de l'eau à la pression o"", 760; 



» 2° Le point de fusion de la glace ; 



» 3° Le point d'ébullition du chlorure de méthyle à la pression ordi- 

 naire. L'échantillon de ce chlorure de méthyle que nous avons employé 

 adonné, pour cette ébullition, le nombre — 23", 4, évalué à l'aide d'un 

 excellent thermomètre à mercure, soigneusement contrôlé au Bureau 

 international des Poids et Mesures. Nous avons trouvé que les courbes de 

 la résistance électrique et de la force électromotrice des pinces sont 

 représentées en fonction de la température par les équations de forme 

 connues : 



Résistance électrique R, = R„ 4-0,04379^ — 0,0000109*^ 



Pince Le Chatelier E, i;;^ o,5io48i -1- 0,001624^- (•) 



Pince fer-cuivre E, = o,7935< — 0,001 335 <- 



« Expérience calorimétnque. — Nous devons à l'obligeance de M. VioUe, 

 dans le Laboratoire duquel nos expériences ont été faites, un lingot de 

 platine pur, du poids de 3oo°^ Ce lingot a la forme d'un prisme rectangu- 

 laire; il ne plonge pas directement dans le bain, mais il est renfermé da 



ans 



(') La seconde soudure des pinces est supposée maintenue dans la glace fondante. 



