( '19^ ) 

 un étui de cuivre mince, ouvert à ruiic de ses exlrémilcs. On bouche celle 

 ouverture j)ondant l'expérience au moyen d'un tampon de coton destiné à 

 empêcher le rccliauffcnienl par le renouvellement de l'air intérieur. On 

 peut extraire le lingot de cet étui au moyen d'un 111 de platine fixé à l'une 

 de ses extrémités. 



» Quand ce système a séjourné assez longtemps dans le gaz liquéfié 

 pour en avoir pris la température, on le transporte rapidement au-dessus 

 d'un calorimètre Berlhelol. Le lingot enlevé de l'étui est plongé dans le 

 calorimètre dont on suit la température à l'aide d'un thermomètre qui 

 donne le centième de degré. 



» Les avantages de l'étui de cuivre mince sont faciles à saisir. Il empêche 

 le lingot d'cm|)ortcr avec lui dans le calorimètre le gaz liquéfié, il protège 

 le métal contre le ravonnement pendant le transport, enfin il met obstacle 

 à la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. 



M Le calcul de la température du lingot se fait facilement par l'applica- 

 tion de la formule donnée })ar M. Violle pour résumer l'étude calorimé- 

 trique du platine entre o" et 1700". 



1) Résultats des expériences. — Nos premières expériences, portant sur 

 le protoxyde d'azote, ont été effectuées avant l'installation complète des 

 pinces thermo-électriques. Elles ne comportent donc que l'emploi de trois 

 de nos appareils. Les expériences suivantes, faites avec l'éthylène liquide, 

 nous ont fourni les résultats de la comparaison des cinq appareils. 



Nous résumons ces résultats dans le Tableau suivant : 



Tenipéralurc d'cbullition 

 sous la pression atmosphùriinic. 



Hrotoxyde d'azote. Étlijléne. 



Thermomètre ii hydrogène — 88,8 — 102,4 



Résistance électrique — 88,7 — 102,6 



Expérience caloriniélri([uo — 88,9 — 102,0 



Pince platine-platine rhodié » — 102,1 



Pince fer-cuivre " — 102,9 



» Les nombres ainsi obtenus présentent, comme on le voit, une concor- 

 dance aussi satisfaisante qu'on peut l'espérer dans des expériences de ce 

 genre. La conclusion de ces résultats doit donc être que l'hydrogène con- 

 tinue à être un gaz parfait jusqu'à — 100". 



» Il nous a paru intéressant d'examiner en même temps quelles indica- 

 tions donne dans ces liquides à basses températures un tiicrmomètrc à 



