( iBi6 ) 

 appareils enregistreurs du mouvement de l'eau : les marégraphes. Malgré 

 l'emploi du planimètre, le dépouillement et le calcul des courbes obtenues 

 constituent encore une opération longue et délicate. 



» M. Reitz a réduit considérablement le travail avec son marégraphe 

 totalisateur, qui effectue automatiquement le planimétrage des diagram- 

 mes, au fur et à mesure de leur production. Mais l'appareil est très coû- 

 teux par lui-même et par l'installation qu'il exige. 



» Pour pouvoir multiplier les postes d'observation autant qu'il est né- 

 cessaire, il fallait posséder un instrument simple et peu coûteux, qui 

 facilitât les calculs en éliminant les indications inutiles. 



.) Chargé de l'étude de cette question par le Comité du nivellement 

 'général de la France, nous avons réussi à établir un appareil qui réalise à 

 peu près ces conditions. Cet appareil, auquel nous avons donné le nom de 

 médimarémètre, et que nous décrirons dans une prochaine Note, avec les 

 détails convenables, repose sur le fait suivant, que la théorie explique, et 

 dont nous avons pu vérifier expérimentalement l'exactitude : 



» Considérons un tube étanche fermé à sa partie inférieure par une cloison 

 poreuse et plongé dans une nappe d'eau dont la surface est animée d'un 

 mouvement vertical périodique ; les oscillations du liquide se reproduisent à 

 l'intérieur du tube avec la même période et le même niveau moyen qu'à l'ex- 

 térieur, mais avec une amplitude réduite et un retard dans la phase. 



» Cette réduction et ce retard sont d'aulant plus marqués : 



» 1° Que la cloison est moins poreuse ou sa surface plus petite com- 

 parée à la section du tube ; 



» 2" Que l'oscillation extérieure est plus rapide. 



M Si le mouvement de la nappe liquide, au lieu d'être un mouvement 

 simple, résulte, comme c'est le cas pour la mer, d'une superposition de 

 mouvements ondulatoires ayant des amplitudes et des périodes diffé- 

 rentes, la cloison agit sur chacune des ondes composantes exactement 

 comme si elle était seule. En d'autres termes, les oscillations rapides sont 

 presque totalement arrêtées par la cloison, tandis que les ondes très lentes 

 la traversent sans réduction sensible dans leur amplitude. 



» Mais, dans tous les cas, le niveau moyen dans le tube étant le même 

 qu'en dehors, on est autorisé, pour la recherche de ce niveau, à substituer 

 au diagramme complexe des oscillations de la nappe le relevé des varia- 

 tions beaucoup plus lentes du niveau intérieur ; ce qui simplifie considéra- 

 blement le travail et accroît notablement la précision du résultat. 



» Un certain nombre de médimarémètres sont déjà installés sur les 



