( 1^92 ) 



forces à un clectromètre capillaire shunté par un condensateur de j de mi- 

 crofarad de capacité; on réalise la compensation complète en déplaçant 



le contact mobile B. 



)) La rotation du cadre est produite par un moteur magnéto Gramme, 

 actionné par une batterie d'éléments Bunsen; l'axe de cette machine est 

 relié à l'arbre horizontal de l'appareil par un double joint Cardan, et le 

 mouvement de rotation est maintenu constant entre certaines limites par 

 un régulateur à force centrifuge. Le réglage définitif se fait en réglant, 

 par la méthode stroboscopique et un frein à ficelle, le mouvement de rota- 

 tion du cadre sur le mouvement vibratoire d'un diapason entretenu électri- 

 quement. Celui-ci sert ici d'étalon de vitesse et, pendant chaque expérience, 

 ses vibrations sont enregistrées sur un tambour Marev , à côté de la marche 

 oscillatoire d'un pendule battant la seconde. La vitesse du cadre a toujours 

 été de ç» = 8, 525 tours par seconde. 



» Le courant du circuit primaire est fourni par une forte batterie Bunsen, 

 soit'neusement isolée; un commutateur à portée de la main de l'observa- 

 teur à l'électromètre permet d'ouvrir et de fermer le circuit, et de ren- 

 verser à volonté le sens du courant; l'intensité de ce dermier a varié entre 



» Après avoir effectué la compensation complète du champ magnétique 

 terrestre, on place la grande bobine dans sa position principale, symétrique 

 par rapport au cadre tournant, et l'on détermine sur le ruban la position 

 du contact pour laquelle l'équilibre est réalisé à l'électromètre. Conser- 

 vant ensuite la même vitesse, on fait la même opération pour la seconde et 

 la troisième position de la bobine ; l'accroissement de résistance est repré- 

 senté par 17'^™, 6 du ruban dans le premier cas, et par i'"'^,45 dans le se- 

 cond. En doublant la somme de ces longueurs, on obtient la correction 

 des extrémités, soit 38"^", i. 



» Toutes les mesures ont été ramenées à la température de i9°C. et la 

 résistance du conducteur entre deux points A et B, exprimée en valeur 

 absolue par la formule ci-dessus, est de 



R = 0,301889. lo'-'. 



» La même résistance a été mesurée en ohms légaux, au Bureau inter- 

 national des Poids et Mesures, à l'aide de trois étalons au mercure, mis 

 obligeamment à notre disposition par M. R.Benoît. Ces trois ohms, groupés 

 en quantité, présentaient à 0° une résistance de 0^,332973. 



» La comparaison a été faite par la méthode deFleeming-Jenkin avec un 



