( ^^77 ) 



» 1° Excitateur ou vibrateur. — Il est formé par deux petites boules de 

 platine (a""" de diamètre) en communication avec les extrémités du fil 

 secondaire d'une petite bobine d'induction (20*='" de longueur environ). La 

 décharge de ces deux boules se fait par l'intermédiaire d'une sphère de 

 platine (diamètre (S"""). La double étincelle est très courte (i à ^ de milli- 

 mètre) et elle est produite par la rupture du courant primaire excité par un 

 petit accumulateur : la rupture est rendue très nette par l'emploi d'un 

 condensateur Fizeau de capacité convenable. La décharge oscillante d'une 

 seule étincelle suffit pour produire l'onde permanente utilisable: on évite 

 ainsi les inconvénients du trembleur ordinairement employé dont les étin- 

 celles répétées constamment épuisent la pile et altèrent le poli delà surface 

 des sphères excitatrices. Tout le système de la bobine et de l'excitateur est 

 enfermé dans une boîte métallique ouverte seulement devant les sphères 

 pour livrer passage à l'onde électrique. 



» 1° Récepteur. — Il est fondé sur le phénomène découvert par M. Branly, 

 c'est-à-dire sur la diminution soudaine de résistance, produite sur une 

 masse de limaille métallique sous l'action d'une radiation électrique. Mais 

 le tube à limaille (utilisé comme récepteur par M. O. Lodge) est très capri- 

 cieux : on rend l'appareil à la fois très stable et très tlélicat en remplaçant 

 les grains de métal par de petits morceaux de fils métalliques très fins 

 (o""", 2 de diamètre) roulés en hélice (2""" de diamètre) : on superpose 

 parallèlement entre eux une quinzaine de ces petits rouleaux (4""" à 5™"* 

 de longueur) dans la rainure d'une lame d'ébonite : une vis micrométrique 

 règle à volonté le serrage des points de contact et par suite la résistance du 

 système, de manière que le courant d'un accumulateur convenablement 

 shunté (à o^"",45 de force électromotrice) se réduise à quelques dix- mil- 

 lièmes d'ampère observés dans le circuit d'un galvanomètre apériodique 

 Deprez-d' Arsonval . 



» Le réglage réciproque de la résistance et de la force électromotrice du 

 couple électromoteur est très important pour la sensibilité de l'appareil : 

 lorsque le récepteur est frappé par l'onde électrique le galvanomètre est 

 dévié avec énergie. En manœuvrant la vis de serrage on ramène la dévia- 

 tion à sa valeur primitive pour une observation nouvelle. 



» 3° Expériences. — Les expériences ordinaires de réflexion et de réfrac- 

 tion sont bien connues; j'insisterai seulement sur la détermmation exacte de 

 l'indice de réfraction de diverses substances (paraffine, poix, etc.), particu- 

 lièrement du soufre ou de l'ébonite {n — i, -/i), à l'aide desquels j'ai con- 

 struit une lentille cylindrique de foyer déterminé qui permet d'obtenir un 

 faisceau sensiblement parallèle de radiations électromagnétiques. Grâce à 



