( i8i ) 



Son diamètre, mesuré par une méthode optique, a été trouvé égal à 

 5'^"',95o4 à 22"('). Il est porté par un systè"me convenable de vis ca- 

 lantes. 



» I.e plateau supérieur est une lame de verre circulaire ayant 2'"™ 

 d'épaisseur et ■j'"" de diamètre; elle se comporte comme un plateau 

 indéfini. 



» Ces deux plateaux sont faiblement argentés; si on les fait traverser 

 normalement par un faisceau de lumière monochromatique, on voit appa- 

 raître un système de franges dû à l'interférence des rayons qui ont direc- 

 tement traversé les deux lames, avec ceux qui se sont réfléchis un nombre 

 pair de fois sur les lames argentées. 



» L'observation de ces franges permet un réglage très précis du parallé- 

 lisme des deux surfaces. Leur distance peut, à chaque instant, être déter- 

 minée par comparaison avec l'épaisseur eu un point d'une lame mince 

 prismatique d'air, suivant la méthode que nous avons antérieurement 



décrite. 



» Le plateau supérieur est supporté par trois ressorts, en sorte que l'at- 

 traction des deux plateaux se traduit par une diminution de leur distance. 

 Les mouvements sont apériodiques, et même très lents, à cause de la 

 viscosité de la mince couche d'air qui sépare les deux plateaux. Afin de 

 supprimer toute trépidation de l'appareil, nous l'avons placé dans une cage 

 complètement close, suspendue au plafond d'une cave pan des tubes de 

 caoutchouc. 



» Lorsque les deux plateaux sont à des potentiels différents, la densité 

 électrique sur le plateau fixe est uniforme, excepté au voisinage de ses 

 bords. L'attraction peut être calculée dans ce cas comme si la densité 

 avait partout sa valeur normale, à la condition d'ajouter à la surface du 



disque la surface d'une bande dont la longueur est ^, e étant la distance 



des deux plateaux ; on a négligé, dans le calcul de cette correction, l'in- 

 fluence de la courbure du cylindre, dont le rayon est environ trois cents 

 fois la distance des deux plateaux. 



n L'attraction électrique est mesurée, comme dans l'électromètre de 

 Lord Kelvin, en substituant cette force au poids d'une masse connue. Ou 

 établit par tâtonnements, entre les deux plateaux, une différence de poten- 



(') Cette pièce a été taillée avec une grande perfection par M. Jobin. Le plus grand 

 écart trouvé entre deux diamètres ne dépasse pas i!*,5. 



C. R., 1897, I" Semestre. (T. CXXIV, N" 4.) ^4 



