( i86) 



u'ont donc qu'une seule armature métallique, l'air ambiant servant de seconde arma- 

 ture. Une première série de condensateurs de faible capacité, et tous de même capacité, 

 permettent d'augmenter, autant qu'il est nécessaire, par conséquent de régler le poten- 

 tiel. D'autres condensateurs, de grande capacité et de grandes surfaces, ont leur pôle 

 intérieur constitué par une spirale en métal. Ces derniers, construits, du reste, sur le 

 même principe que les précédents, permettent d'augmenter et de régler le débit. Ces 

 deux types de condensateurs sont à charge et à décharge lentes; le vide de Crookes 

 ayant été fait dans les sphères, ils ont, en effet, une très grande résistance inté- 

 rieure. L'expérience m'a prouvé, en outre, qu'on augmentait encore la puissance de 

 la machine en complétant l'installation au moven d'une spirale métallique de grande 

 capacité: il se produit, en elTet, dans ces conditions, des phénomènes de self-induction, 

 comme l'a établi M. d'Arsonval. 



» Interrupteur . — L'interrupteur est formé d'un manche isolant, à l'extrémité 

 duquel est montée une tige métallique sur laquelle se fixent les excitateurs, pointes, 

 boules, etc. Sur cette tige métallique est fixée une sphère de métal, de capacité 

 variable, sui^nt les cas, en général de o",io à o^jiS de diamètre. Enfin, sur la 

 partie isolante du manche, glisse un curseur portant une boule de métal de petit dia- 

 mètre. C'est entre ces deux boules que jaillissent les étincelles qui produisent les 

 interruptions et règlent les intermittences, le curseur permettant de faire varier la 

 distance entre les deux boules. Ce curseur est, en outre, muni d'une agrafe à laquelle 

 s'accroche la chaîne de terre. Le nombre des intermittences est donc variable selon 

 qu'on éloigne ou qu'on rapproche l'une de l'autre les deux boules de l'interrupteur. 

 Pour des étincelles longues, les intermittences sont de i200 par minute. A mesure 

 que les étincelles diminuent de longueur, le nombre des intermittences augmente; il 

 est alors de 7000. 



» Les intermittences lapides se font sans changement de pôle; cette notion a un 

 intérêt considérable au point de vue thérapeutique. 



» Effets physKities. — Ces courants dcsorganisenl les corps solides, vola- 

 lilisent les liquides et décomposent los gaz. Clc sont ces actions que 

 j'utilise pour la production de rélectrolyse médicamenteuse gazeuse (ma- 

 ladies de la peau). D'au 1res phénomènes ne peuvent passe reproduire à vo- 

 lonté, étant donné qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ils 

 se produisent; ils sont néanmoins intéressants : parfois, sur le conducteur 

 qui relie le générateur au tabouret, on voit une boule de feu, ayant le 

 volume apparent d'une lentille, descendre lentement le long du conduc- 

 teur et se perdre sur le tabouret. C'est un phénomène qui paraît analogue 

 à la foudre globulaire. Il se produit aussi parfois, entre les conducteurs et 

 le plateau de la machine, une lueur vive qu'on ne peut mieux comparer 

 qu'aux éclairs de chaleur. 



)) Effets physiologiques. — Ces courants pénètrent profondément l'orga- 

 nisme : 1" si l'on tire une décharge de l'un des côtés du crâne, les 



