( lo, ) 



on diminue rerreiir correspondante en le choisissant très mince; c'est à 

 tort que les compensateurs de Babinet sont ordinairement construits avec 

 deux lames épaisses de quartz. 



» 2° On remplace le compensateur de Bravais par une lame cristalline 

 quelconque, à faces parallèles, ce qui revient à éclairer un microscope 

 polarisant par de la lumière polarisée et réfléchie par un miroir. 



« Il vaut mieux dinunuer le champ du microscope et employer un cristal 

 un peu épais; la direction du faisceau parallèle éclairant sera rigoureuse- 

 ment déterminée par des repères convenables; le cliché sera placé exac- 

 tement au foyer principal de la lentille projetante. 



» Ce ne sont là que des extensions notables des méthodes jusqu'ici em- 

 ployées. On peut les transformer complètement. 



» 3° Un faisceau rectilignement polaiisé tombe sur une lentille; au 

 foyer conjugué de la source lumineuse se trouve le miroir. Le faisceau di- 

 vergent réfléchi traverse une nouvelle lentille qui reconstitue un faisceau 

 parallèle sur lequel on dispose un cristal d'épaisseur continûment va- 

 riable, convenablement orienté, que l'on vise avec un analyseur. 



» Les avantages de la méthode sop<: de n'utiliser qu'une portion très 

 petite du miroir (quelques millimètres carrés), et de fournir d'un seul 

 coup tous les phénomènes compris dans un espace angulaire notable ( 20° 

 à So"). Il est inutile de diaphragmer et l'on n'a pas de pertes de lumière; 

 on peut éloigner le miroir des appareils, ce qui permet de le soumettre à 

 différentes modifications. Pour les corps transparents, une seule photo- 

 graphie donnerait le phénomène de la réflexion dans toute l'étendue utile. 



» 4° Oa reçoit un faisceau polarisé convergent sur un miroir; les rayons 

 réfléchis traversent un cristal à faces parallèles, une lentille, un nicol, et 

 l'on observe au foyer principal de la lentille. 



» Dans le cas actuel, la définition des angles d'incidence est plus exacte, 

 mais on est forcé de diaphragmer le cristal, d'utiliser une portion plus 

 grande du miroir et enfin de rapprocher beaucoup les lentilles des miroirs, 

 si l'on veut un champ d'une étendue notable (20" à So"). 



» Toutes ces méthodes ont été soigneusement étudiées par la Photo- 

 graphie. Cette opération s'effectuait, suivant les indications de M. Mascart, 

 avec de la lumière très homogène obtenue par une fente installée sur un 

 spectre pur. Pour définir exactement la direction des rayons employés, il 

 est nécessaire d'adjoindre à l'appareil principal une petite lunette vi.sant 

 la source lumineuse. D'autre part, en même temps que les franges, on pho- 

 togra])lîie des traits de repère. 



G. R., 1890, a' Semestre. (T. 0X1, N° 2.) l4 



