( It)2 ) 



» La troisième méthode me paraît la plus avantageuse, et je me pro- 

 pose de l'appliquer à l'étude de différents problèmes de réflexion. » 



PHYSIQUE. — Sur la mesure des tensions de vapeur des dissolutions. 

 Note de M. Georges Charpy, présentée par M. A. Cornu. 



« La mesure des tensions de vapeur des dissolutions présente une grande 

 importance au point de vue de l'étude des équilibres à l'état dissous et de 

 la détermination des poids moléculaires (méthode de M. Raoult). Malheu- 

 reusement, la méthode barométrique, employée par M. Raoult dans ses 

 belles recherches, nécessite des appareils compliqués et des manipulations 

 très longues pour éliminer les gaz dissous. 



» J'ai cherché à appliquer à cette mesure les procédés employés pour 

 déterminer la tension de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. La méthode 

 à laquelle je me suis arrêté, comme donnant les résultats les plus précis, 

 est celle de l'hygromètre à condensation. La solution à étudier est placée 

 dans une éprouvette, à la partie supérieure de laquelle est suspendu un 

 petit hygromètre à condensation ('). On laisse l'espace se saturer de va- 

 peur, ce qui s'effectue rapidement si l'on a soin de diminuer la pression, 

 et l'on détermine le point de rosée. Si l'on connaît la loi de variation de la 

 tension de vapeur du dissolvant avec la température, on en déduit immé- 

 diatement la tension de la solution à la température de l'expérience. Les 

 expériences de Regnault donnent les tensions de vapeur d'un nombre de 

 liquides largement suffisant dans la plupart des cas. 



» Cette méthode peut servir, en quelque sorte, de complément à la 

 méthode barométrique. La précision est d'autant plus grande que la ten- 

 sion à mesurer est plus faible. On détermine toujours, en effet, la tempé- 

 rature du point de rosée avec la même approximation, qui est d'environ 

 j^ de degré. La tension de vapeur s'en déduira avec une exactitude d'au- 

 tant plus grande que la variation de tension correspondant à cet intervalle 



(') J'ai eaiplojé, pour ces mesures, un petit hygromètre de foruie spéciale, con- 

 struit par la maison Alvergniat. Le dépôt de rosée se fait sur un cylindre métallique 

 refroidi par de l'élher, comme dans l'hygromètre de Regnault; mais, au-dessus et au- 

 dessous de la partie refroidie, le cylindre se rétrécit, ce qui permet d'y placer des an- 

 neaux métalliques de même diamètre, pour former contraste pendant le dépôt de 

 rosée. 



