( 22H ) 



tremblement de terre à 5'' i3" du soir ; le mouvement ondulatoire était de 

 sud-sud-est à nord-nord-ouest. 



» Le 2g mars, seize jours après une éruption assez considérable du 

 volcan de l'île de la Réunion, un bruit sourd se fait entendre à Tananarive 

 à i'' du soir; il précède une légère ondulation du sol; la direction était 

 d'est à ouest. Le lendemain 3o, mouvement sussultoire à 2'' du matin, 

 mais sans aucun bruit souterrain. 



» Le 23 mai, à S*" du matin, Fianarantsoa (ville située à 400'"" environ 

 au sud de la capitale) ressent un tremblement de terre qui dure à peu 

 près une minute ; point de direction signalée. 



» Il est à remarquer que cette dernière ville et Tananarive sont bâties 

 sur un terrain primitif, tandis que Betafo est situé sur un terrain d'origine 

 volcanique. 



» Faut-il attribuer à ces mouvements sisraiques l'écart parfois considé- 

 rable en azimut de la lunette méridienne? Son pilier en briques repose 

 sur un terrain argileux, mêlé de roc granitique ; sa construction, qui date 

 de neuf mois, paraît pourtant assez solide. Or il est nécessaire de rectifier 

 souvent la lunette en azimut et de la remettre sur la mire, qui est l'angle 

 d'une maison située à iS'^™ environ au nord; l'instrument est toujours 

 poussé vers l'ouest. 



» Au mois de février, les pluies et les orages continuels dans la soirée ne 

 permettent que quelques rares observations des étoiles à la lunette méri- 

 dienne. Le mois suivant, le temps est plus favorable. Du 27 au 28, l'écart 

 en azimut = — S^', gS. Le 3i, après le tremblement déterre, l'erreur 

 est — i™i4% 71 d'après les mêmes étoiles a Cocher et a. du Navire, qui ont 

 servi à constater l'erreur en azimut le 27 et le 28. Enfin, le i*^' avril, la 

 lunette reprend sensiblement la position qu'elle occupait le 27 ; l'écart de 

 l'instrument avec le méridien = — Si**, 04. 



« Le mouvement ondulatoire du sol est, du reste, accusé par le nivel- 

 lement de l'axe de la lunette méridienne, le 3o mars. Tout l'appareil est 

 tellement penché vers l'ouest, qu'il est nécessaire d'agir sur la vis de ré- 

 glage du pied. L'erreur de niveau égale alors — o% 3o4 ; durant le mois 

 d'avril, l'instrument conserve assez bien le nivellement fait au mois précé- 

 dent ; ainsi le 3o, à un mois d'intervalle, l'erreur =^ — o^, 23o. Au mois 

 de mai, après le tremblement de terre de Fianarantsoa, l'erreur de niveau 

 est — o% 342, et l'erreur en azimut = — 48% 36; pourtant, la lunette avait 

 été rectifiée sur la mire. Le 29 mars, la courbe de l'évaporographe indique 

 par sa chute subite, à i'' du soir, le tremblement de terre que nous avons 



