( :^59 ) 

 aiguille iiulicatricc, (i\oo à l'armai iiiv li. Celle-ci reste immuable dans 

 l'espace, dès que le tore est auimé d'une vitesse suffisamment rapide. 



>i On peut également apprécier la rotation du globe eu bra([uant une 

 lunette sur le micromètre fixé à l'axe, dont les divisions passent successi- 

 vement devant le réticule. 



» Quant au courant voltaïqiie, il est amené à l'électromotcur par deux 

 petites aiguilles de platine, isolées de l'ensemble et plongeant dans deux 

 cuvettes en ébonite, circulaires et concentriques, remplies de mercure; 

 c'est là qu'aboutissent les pôles de la pile. 



)) I/ensemble de cet appareil repose sur un socle à vis calantes, sur- 

 monté d'un globe de verre sous lequel ou |)eut faire le vide, au moyen 

 d'un robinet, pour soustraire l'instrument aux causes de perturbations ex- 

 térieures. 



» Ainsi constitué, ce gyroscope fonctionne d'une façon régulière pen- 

 dant tout le temps qu'il reçoit le courant. Il est donc susceptible de 

 fournir la preuve parfaite du mouvement de la Terre et de permettre de 

 contrôler par l'observation, et avec une grande exactitude, les déplace- 

 ments réels calculables a priori. 



» 2° Gyroscope électrique pour ta rectijicalion des compas de route. — Pour 

 approprier le gyroscope à la rectification des compas de la marine, j'ai 

 cherché à construire un instrument qui, bien cjue robuste, conservât tous 

 les avantages du premier. 



)) J'ai pensé, en elYet, que, s'il est impossible d'éliminer d'une façon ab- 

 solue les mille causes de perturbations extéi'ieures qu'on rencontre à bord, 

 on peut du moins les rendre négligeables par rapport à la force d'inertie 

 directrice, en augmentant celle-ci dans des proportions considérables. 



» A cette fin, j'ai accru la niasse, le diamètre et la vitesse du tore, dans 

 des proportions telles qu'il faudrait un effort de plusieurs kilogrammes 

 pour faire dévier le plan de rotation, et qu'un homme vigoureux ne pourrait 

 brusquement intervertir les pôles. ])ans ces conditions, les forces pertur- 

 batrices n'exercent plus que des influences absolument négligeables. 



)) Le nouvel instrument se compose des mêmes organes que l'ancien; 

 leurs formes seules et leurs dimensions ont été légèrement modifiées. 

 Le tore électromoteijr, principalement, d'un poids de plusieurs kilo- 

 grammes, est composé intérieurement d'un anneau induit, genre Gramme. 

 Cet induit est logé dans le renflement même du tore, dont la partie médiane 

 reste très évidée et dont I apparence métallique est obtenue comme dans 

 le premier appareil ; quanta ïinducteur, c'est un anneau en fer, à pôles 



G. K., 1S90, ?.' Semestre. (T. CXI, N" 8.) .4? 



