(477) 



ÉLECTRICITÉ. — Recherchas de thermo-élertricitè. Note de MM. Chassagny 

 et H. Abraham, présentée par M. Mascart. 



« Au cours d'expériences sur la conductibilité calorifique des métaux, 

 nous avons été amenés à reprendre d'une façon systématique l'étude des 

 couples tliermo-électric|ues comme appareils de mesure directe des tem- 

 pératures. 



» Les expériences que nous avons faites dans ce but se divisent en deux 

 parties : i° comparaison de plusieurs couples formés des mêmes métaux; 

 2° variation de la force électromotrice d'un couple en fonction des tem- 

 pératures des soudures. 



» Voici les résultats de la première partie de cette étude : 



» Les expériences ont porté sin' des couples fer-cuivre, formés chacun 

 d'un fil de fer de o^^.S de diamètre et d'un fil de cuivre de o""', 3. 



)) Les fils ont toujours été tirés des mêmes bobines, dont la composi- 

 tion était, pour loo parties : 99,7 de fer pur; 98,7 de cuivre pur. Les 

 soudures ont été faites à l'étain, en évitant toute oxydation des fds. Elles 

 étaient engagées dans des masses cylindriques en cuivre rouge, d'environ 

 10™" de longueur sur 5™"" de diamètre. 



» Les précautions les plus grandes ont été prises pour assurer, sur tout 

 leur parcours, le bon isolement des fils, qui sont recouverts d'une triple 

 couche de soie et enduits de gomme laque. Au voisinage des soudures, 

 ces fils passent, en outre, dans des tubes de verre concentriques, à l'ex- 

 trémité desquels de petits tubes de caoutchouc ou des montures à vis 

 fixent les masses de cuivre en formant fermeture hermétique. On évite 

 ainsi les dérivations et les actions chimiques que pourraient causer les 

 bains liquides en contact avec les fils. L'échauffement des soudures se 

 fait alors uniquement par l'intermédiaire des petites masses de cuivre. 



» L'une des soudures est maintenue dans la vapeur d'eau bouillante, 

 l'autre dans la glace râpée. Au reste, l'étuve et l'enceinte à glace sont 

 toutes deux isolées, l'expérience ayant montré que l'isolement complet de 

 toutes les parties de l'appareil est la condition nécessaire de la concordance 

 des résultats. 



» La méthode de mesure a consisté à opposer, à la force électromotrice 

 à mesurer, une force électromotrice égale, en employant comme instru- 



