( i7« ) 

 ment de zéro un gahanomètre Thomson assez sensible pour apprécier 

 i„,,J^^^„„ de volt dans une résistance de loo ohms. 



» La force électromotrice d'opposition était obtenue par une double 

 dérivation prise sur le circuit d'un élément Gouy de grandes dimensions, 

 placé dans une cave à température constante et fermé sur une résistance 

 de loooo ohms, quatre ou cinq heures avant les expériences. 



» Immédiatement avant et après les mesures , qui duraient de une 

 à deux heures, l'élément Gouy, toujours fermé sur loooo ohms, était 

 comparé à quatre étalons Latimer-Clark, à l'aide d'un électromètre capil- 

 laire donnant le ^^^ de volt. Ces quatre étalons avaient pour valeurs 

 relatives, à i 5° : 



N° 1 6366 



N» 2 6369 



N" 3 636o 



N» 4 6359 



» L'élément Gouy a été trouvé constant pendant toute la durée des 

 mesures. 



» Les boîtes de résistance, soigneusement étalonnées et divisées en 

 dixièmes d'ohm, étaient protégées par une enceinte feutrée, et les contacts 

 auxiliaires maintenus par paires à la même température. Nous nous sommes 

 assurés qu'aucune force électromotrice n'existait alors dans le circuit com- 

 prenant le galvanomètre, les résistances et les soudures, quand ces dernières 

 étaient à la même température. 



» Nous avons trouvé que les couples, aussitôt après leur fabrication, 

 étaient déjà comparables au j^. L'écart qu'ils présentent va d'ailleurs en 

 décroissant et, au bout de quelques jours, surtout quand les soudures sont 

 faites avec peu d'étain, cet écart est inférieur à ^i;—-^ > comme il ressort 

 des nombres suivants, tirés d'une même série d'expériences, où les forces 

 électromotrices sont rapportées à la valeur i'^°", 435 admise pour la moyenne 

 des étalons Tiatimer-Clark : 



