( 733 ) 

 motrice à mesurer, la sensibilité absolue de l'instrument augmente et la 

 précision relative des mesures reste ainsi à peu près constante. 



)) On voit donc que les couples thermo-électriques employés comme 

 thermomètres de précision donnent le centième de degré sur l'intervalle 

 o»— loo" et qu'ils peuvent présenter sur les thermomètres à dilatation cet 

 avantage d'évaluer un écart de température avec d'autant plus d'exacti- 

 tude absolue que cet intervalle est plus petit. 



» Pour relier les forces électromolrices du couple fer-cuivre à l'échelle 

 des températures du thermomètre à hydrogène, nous avons mesuré ces 

 forces électromotrices à différentes températures entre o" et loo", l'une 

 des soudures étant dans la glace et l'autre dans un bain d'eau agité d'une 

 façon continue et placé dans une étuve à régulateur. 



» Un thermomètre placé à côté de la soudure donne à chaque instant 

 la température du bain. Le thermomètre est en verre dur, construit par 

 M. Tonnelot, et les lectures faites sur cet instrument ont été corrigées et 

 réduites à l'échelle du thermomètre à hydrogène à l'aide des Tables four- 

 nies par le Bureau international des Poids et Mesures, où iT a été étudié, 



» Nous avons d'ailleurs constaté que les indications de ce thermomètre 

 et celles d'un second thermomètre du même modèle, placé dans le même 

 bain, n'ont jamais différé d'un centième de degré. 



» La température des bains variait très lentement et ces faibles varia- 

 tions étaient presque simultanément décelées par le thermomètre et par le 

 couple thermo-électrique, mais toujours un peu plus vite par celui-ci. 



» Une formule parabolique à deux termes est tout à fait insuffisante pour 

 relier les forces électromotrices aux températures correspondantes du ther- 

 momètre à hydrogène, les températures évaluées à l'aide d'une telle for- 

 mule, calculée pour 5o° et loo", présentant en effet sur les températures 

 observées des écarts de -|- o°, 12 vers 25° et de — o°,i3 vers 75°. 



» La formule empirique suivante, quoique ne représentant pas encore 

 les mesures avec toute leur précision, peut suffire à donner le —^ de degré 

 dans toute l'étendue de l'intervalle o — 100° : 



pf _ at -+- ht^-^cfi 

 " ~ t-+- 273 ' 



fl= io~' .3,566o4, 

 è= 10-". 8,3827, 

 c = — io~* .3,265. 



