MEMOIRES. 24 1 



rait-il tout cela ? Pourrait-il faire tous les frais et des 

 appareils et des experiences. Celles dont nous venons dc 

 parler ont exige quelques milliers de francs , et ('assistance 

 de trois fontainiers exerce's a ce genre d'ouvrage. » 



L'Acaddmie , considerant 



Que le travail de M. Castel sur les deversoirs est presque 

 parfait sous le rapport experimental ; 



Que , sous le rapport scientifique , il a resolu une des 

 questions les plus importances de l'hydraulique, le jaugeage 

 des eaux a l'aide des deversoirs ; 



Qu'il est du , en partie , a ses de'marclies aupres de l'ad- 

 ministration municipale de Toulouse , pour qu'il flit fait 

 et raene a sa fin , 



A decide qu'il serait insere dans ses Me'moires. 



COMPTE RENDU 



DES EXPERIENCES SUR LES DEVERSOIRS FAITES AU 

 CHATEAU-d'eAU DE TOULOUSE. 



L'appareil sur lequel ces experiences ont ete Appareil 

 faites, et qu'on voit represente , par cote et en j es ^°™ 

 face , a la planclie I , consiste : 



En une caisse ou canal rectangulaire en bois, H, 

 de 5 m Cj6 de long, o m y/{ de large et de o m 54 de 

 profondeur. II est etabli sur la terrasse du cha- 

 teau-d'eau, ai m a5 au-dessus du carrelage. A une 

 de ses extremites il recoit , par l'intermediaire du 

 tuyau g, l'eau de l'appareil experimental (decrit 

 page 221). A l'autre extremite se trouve la cloi- 

 son ou fermeture dans laquelle sont pratiques les 

 deversoirs. Sous cette extremite est place le bassin 



TOME IV. I'JXT. I . j fj 



pour 



soirs. 



