■?.\ r.i.\- 5 IENCES. 



mites de la spirituosite des viris, est connu depuis 



long-temps : M. Girard I'a mis hors de doufe par 



plusieurs experiences consignees dans trois Me- 

 moires imprimes parmi ceux de l'Institut; mais 

 nous sommes bien convainens que M. Astier n'a- 

 vait pas In les ouvrages de M. Girard, lorsqiril 

 se livrait aux recherches dont la construction de 

 son ocnometre a etc le resultat. 



D'ailleurs ils n'ont point en l'un et l'autre le 



ae but. En etudiant les lois du mouvement 

 dans les tubes capillaires , M. Girard a espere 

 jeter quelques lurnieres sur une classe de pheno- 

 menes dont les corps organises sont le siege , 

 tandis que votre correspondant a voulu donner 

 aux sciences physiques et au commerce , un ins- 

 trument utile dont ils ont ete prives jusqu'a ce 

 jour. 



Le nouvel oenometre a a peu pres la forme 

 (inn chalumeau d'emailleur ; e'est un tube en 

 verre de cinq millimetres de diametre , souffle en 

 boule a Tune de ses extremites. Au dessous du 

 phis grand renflement, qui a 4 C ,6 de diametre , 

 et dans la direction du tube principal , est 

 ajuste un tuyau capillaire en verre, ayant trois 

 centimetres de longueur et 9/ l0 de millimetre de 

 diametre environ. 



Lorsque l'instrument est rempli , on laisse ecou- 

 ler leliquide qu'il contient dans un recipient qui 

 lui sert en meme temps de support. 



La commission que vous avez nominee pour 

 examiner 1'cenometre de M. Astier, s'est con- 



