( i4 ) 



pnrallele, est sensiblcnicnl on rti'xMm invfirsc dti carru dc la dis- 

 lance. Mais, hien que ctUe aiguille nit ete observee a des distances 

 de la plaque, ni tirs-petitcs ni trcs-grandes, neannioiiis j'ai trouve 

 que toutes ces distances dcvaient etre un pen angmentees , pour 

 mettre un accord suffisant entre les resultats de I'experience et les 

 indications de la loi precitee. J'attribuai , mais a tort , toute cette 

 deviation a une erreur sur la position du zero des distances ; car 

 i'avais fait les experiences dans le vide de la machine pneuma- 

 tique, et j'avais reconnii d'une mnniere evidente rinfliieiice de la 

 presence de Fair sur la longueur du fd de cocon qui servait de sus- 

 pension I'l Taiguille. Mais aprts avoir constate, par quelques cen- 

 taines d'experiences tres-varitcs , que les phenomenes du magne- 

 tisme en mouvemcnt etaieut tout-a-fait independans dc Taction de 

 I'air atniosphtrique, j'a^ voulu verifier la loi du carre des distances, 

 daiis Fair libre , et au nioyen d'un appareii tres-precis , dont jc 

 donne maintenant la description. 



MM (pi. 5 , fig. 4 ) <'st un plateau dc marbre carre ayant 4^ cen- 

 timetres de cote et 24 millimetres d'cpaisseur; il est parfailement 

 dresse sur sa face superieure, que Ton rend horizontale, soit au 

 moyen d'un niveau, soit au nioycn du fil de suspension dc qui 

 tient lieu de fil-;i-plomb. Comme le marbre agirait un peu sur I'ai- 

 guillc aimantee , si cette dcrniere s'en trouvait trop rapprochee, il 

 est necessaire de suspeudrc , pour ainsi dire , la plaque mttallique 

 dont on veut observer Taction amortissante , au lieu de la poser 

 immediatcment sur le plateau. A cet effet , on a coupe , a la parlie 

 inferieure de la cloche, un anneau de verre AA , lequel, bien use 

 sur ses deux bords et exactement calibre , a 5^ millimetres de hau- 

 teur et ig5 millimetres de diametre , qui est aussi celui de la 

 cloche. On met cet anneau au centre du platea>i ; puis ou le sur- 

 monte d'une plaque metallique PP , d'un tres-grand diametre et 

 d'une epaisseur plus ou moins considerable. Mais, pour preve- 

 nir la flexion de la plaque, on ajoute des supports SS, formes de 

 tubes de verre que Ton a prealahlement uses a leurs deux bouts, 

 en les reunissant en faisceau ; Icur hauteur commune etant precise- 

 ment egale a la hauteur de Tanueau, la plaque est supportec par un 

 nombre de points suffisans pour etre bien plane et bien parallele 

 iiu plateau MM, comme d'ailleurs on peut s'en assiuer dirccteinent. 

 Ensuile on pose la cloche CC sur la plaque, tellonicnt qu'elle (-or- 



