( '73 ) 

 centre I'enorme poids des lubes superieurs el de leurs virolcs 

 d'asseinblage. Voici comment on y parvint. ] 



Les tubes de verre sont reunis par des viroles, dont on voit la 

 coupe verticale dans la fig. i, PI. 5. La \iroIe superieure s'ap- 

 puie, par une surface dressee, sur un cuir qui recouvre le fond 

 de la virole inferieure. Un ecrou roulant, que Ton peut scrrer avec 

 une griffe, permet de faire joindre les surfaces de contact, de ma- 

 niorea resister a une trcs-forte pression interieure. Le bord releve 

 h h' est destine a contenir le mastic que I'on coule, au besoin , sur 

 la jointure, pour s'opposer a la fuite du mercure , et en nieme 

 temps pour assujettir, dans une position hurizontale, la languette 

 A dressee sur sa face superieure , qui sert de point de reprre pour 

 la mesure des hauteurs, et qui fait parlie d'une piece indepen- 

 dantc oo'. Le tuyau iuferieur ^ est maintenu dans un collier cc' en 

 fer. Fig. 2 et 5 , fixe par une patte a vis sur la face anterieure de 

 I'arbre de sapin. Au moyen de la \is i', on maintient la virole dans 

 une position a peu pres invariable, en ne lui laissant que le jeu 

 strictement necessaire pour obeir aux variations de temperature. 

 Les secousseslaterales se trouvent, par la, complelement evitees ; 

 mais, afin de decharger les tubes inferieurs du poids de tout le 

 reste de la colonne, on avail dispose, au-dessus de chaque virole 

 deux poulies/jyv', Fig. 4 » sur lesquelles passaient des cordons at- 

 taches par unbout a la virole siluee immediatement au-dessous, 

 et portant a I'autre cxtrcmite un petit seau de fer-blanc, dans 

 lequelon mettaitde lagrenaille deplomb, jusqu'ace que la charge 

 totale fit a peu pres equilibre au poids de chaque virole et du tube 

 qu'elle portait. Par cette disposition, les tubes inferieurs n'e- 

 taient pas plus comprimes que les superieurs; toute la colonne 

 pouvait se mouvoir verticalement d'une seule piece par le plus 

 leger effort; ce qui rendait tres-faciles les manipulations que Ton 

 pouvait avoir besoin d'executer pour la reunir aux autres parties 

 de I'appareil. On voit, fig. 4? que la premiere virole etait appli- 

 quee sur i'un des orifices laleraux d'un vase S, en fonte douce, a 

 trois lubulures, de deux centimetres d'epaisseur, et capable de 

 contenir 100 livres de mercure. Sur I'autre orifice oppose au pre- 

 mier, se trouvait place le luanomelre dont il faut donner une des- 

 cription dctaillee, pour que Ton puisse apprccier le degre d'exac- 

 titude qu'il comporte dans ses indications. 



Le tube manometrique n a, des memes dimensions en diametre , 



