( '74 ) 

 et en epaisseur que ceux de la colonne, avail seulemcnt i^j^o 

 dc longueur; avant de le mettre en place, il avait etc gradue avec 

 beaucoupde soin, mais sans pratiquer aucnn trait sur sa surface 

 extericure, parce qu'il devail etre soumis a des pressions tres- 

 fortes ; deux petits morceaux d'etain laraine, appliques avec du 

 vernis, servaient de points de repere. Apres I'avoir ferme a la 

 lampe par le bas, on I'avait etrangle pres de I'autre bout , en ne 

 laissant subsister qu'un canal tres-delie , et a parois assez minces 

 pour etre facilement fondues au chaluineau. Ce tube etant place 

 sur une planche verticale a cote d'une regie divisee munie d'un 

 voyant et d'un vernier, dans la position meme oii il devait etre 

 pendant I'experiencc, on dressa une table des longueurs correspon- 

 dant a un meme volume de mercure , dans toutc I'etendue du tube. 

 INous passons sous silence une multitude de details que les per- 

 sonnes habituees a ce genre d'operations se representeront aise- 

 ment. Nous dirons seulement que ce procede avait etc adopte, 

 pour eviter I'erreur assez grande qui aurait pu resuller, dans les 

 hautes pressions, de la convexite de la colonne de mercure , si la 

 mesure du volume n'eut pas ete faite dans la meme circonstance 

 que la graduation. Ce tube coupe ensuite par le bas , et portant 

 encore i sa partie superieure le canal delie dont nous avons parle, 

 fut mastique dans la virole en fcr b U , fig. 5. Pour diminuer I'ef- 

 fort qu'il aurait a supporter dans I'experience , le fond de cette 

 virole n'offrait qu'une ouverturc egale a la section de la colonne 

 liquide qui devait etre soulevee. Sans cette disposition , qui sup- 

 primait la pression exercee contre la surface annulaire du verre, les 

 mastics n'auraient pu resister, etle tube eQtete arrache. La meme 

 precaution avait ete prise pour tons les tubes de la grande colonne. 

 Avant de le mettre en place, il avait ete desseche interieurement ; 

 mais, pour plus de sQrete , on mit dans le vase de fonte une quan- 

 tite de mercure suffisante pour faire plonger de deux ou trois cen- 

 timetres I'orifice inferieur du tube, et Ton fit passer pendant long- 

 temps, a I'aide d'une machine pncumatique, un courant d'air sec 

 qui eutrait par le canal etroit encore existant dans le hant, et qui 

 sortait a travers le liquide metallique. Lorsque Ton presuma qu'il 

 ne devait plus rester de traces d'humidite, on fondit avec le dard 

 du chalumeau, le tube capillaire, a un point marque hors de la 

 graduation, et le manometre se trouVa ferme et rempli d'air sec. 

 Cette operation, executee avec adresse, ne peut occasioner au- 



