( i8. ) 

 sion se transmeltail au niaiiomelre. On coinmencait par le rem- 

 plird'eau, avant I'experience , et , pour apprecier exaclcment la 

 pression exercee par cette colonne, qui s'ajoutait a celle de la va- 

 peur, on faisait continuellement tomber un filet d'eau froide sur 

 des linges place? en V pres du coude superieur. L'interieur de 

 I'appareil etant vide d'air, on conceit qu'il s'etablissait une distil- 

 lation continuelle qui devait remplacer les pctites portions de ii- 

 quideque I'accroissementd'elasticite de la vapeur avait fait ecouler 

 dans le vase de t'onte, et que, pendant toute la duree de I'expe- 

 rience , le mercure etait surmonte d'une colonne d'eau qui s'elevait 

 conslamment jusqu'a la jonction du tuyau incline avec le tuyau 

 vertical dd. 



Le niveau variable 1 1' du mercure dans le reservoir de fonte 

 etait connu a chaque instant par I'observation de la colonne kp, 

 conimuuiquant par le haut avec le reservoir, au inoyen d'un tube 

 de plomb OX. La hauteur du mercure au-dessus d'un repere fixe 

 etait prise sur la regie Im, deja decrite. Enfin la force elastique 

 de ia vapeur s'obtenait en ajoutant, a I'elasticite correspondante 

 au volume de Fair du raanometre, la hauteur de la colonne mer- 

 curielle soulevee dans cet instrument au-dessus du niveau tt' , et 

 en retranchant la pression due a la colonne d'eau comprise entre 

 ce meme niveau et le point fixe d' . Cette derniere quantite , qui 

 ne variait que de quelques centimetres, avait ete determinee re- 

 lativement a un point fixe de la regie Ini , et la position variable du 

 sommet K, servait a trouver ce qu'il fallait ajouter ou retrancher a 

 cet element dans chaque cas particulier. 



La mesure exacte des temperatures presentait quelques difli- 

 cultes. Le thermometre, quel qu'il tut, ne devait point etre expose 

 immediatement a la pression de la vapeur; car, lors meme qu'iF 

 aurait pu la supporter sans en etre brise , il aurait fallo tenir compte 

 des effets de la compression dont revaluation eut ete assez embar- 

 rassante ; c'est pour obvier a cet inconvenient que Ton a introduit 

 dans la chaudiere deux canons de fusil fermes par un bout, et 

 aniincis au point de ne conserver que la resistance necessaire pouc 

 ne point etre ecrases pendant rexperienic. L'undescendaitpresque 

 jusqu'au I'ond de ia chaudiere ; I'autre ne depassait pas le quart de 

 sa profondeur. 



C'est dans riutcricur de ccs cylindrcs remplis de mercure, quo 



