( 522 ] 



rieiiie de la colonne de verie, et doiit la paitio superieuie leroil 

 une tloohe de voire qui termiiie I'appareil. L'anneau doiit il vient 

 d'etre cpieslion , est traverse par une vis horizontale, an moyen de 

 laquelle on pent avancer on reculer un coin destine a elever le pen- 

 dule sur ses fonrchettes, on a I'abaisser sur ses plajis d'agate. Le 

 piedestal est aussi perce pour recevoir une vis horizontale qui porte 

 a son extremite interieure, et perpeodiculairement a sa longueur, 

 une petite tige destinee a mettre le pendule en niouvement ou a 

 I'arreter. 



» Le piedestal etant place aussi cxactenient que possible dans la 

 position qu'il doit avoir , on fixe un arc gradue eontre une piece 

 de bois posee horizon talement dans I'interieur de ce cylindre ; et 

 pour que Tare puisse etre vu du dehors, il s'eleve de deux pouces 

 au-dessus du cylindre. Ensuile on empile les trois cylindres de 

 verre, en ayant soin de garnir de graisse leurs points de r«'!union. 

 Par le moyen des vis qui soutiennent le piedestal, on amene le 

 bout superieur du dernier cylindre de verre precisement a la hau- 

 teur qu'il doit avoir relativement a la piece de fer qui joint le haut 

 de I'appareil a la muraille. On pose enfin la piece de suspension 

 sur ce dernier cylindre de verre , sur lequel clle presse de tout son 

 poids, et assure ainsi le contact parfait du verre et du metal. De 

 plus, apres avoir place la cloche qui fcrme I'appareil , on y tait le 

 vide, pour que la pression exterieurc de I'atmosphere acheve d'e- 

 tablir tous les contacts. Avant de laire rentrer I'air, on tourne 4 vis 

 qui tiennent a la piece de fer fixee a la muraille, jusqu'a ce que ces 

 vis viennent presser fortement et egalement centre l'anneau qui 

 horde la plaque de suspension. Cette piece de fer environne l'an- 

 neau , et s'appuie par ses deux bouts eontre les pierres de taille de 

 deux pans de murailles opposes , auxqucUes ces bouts sont joints 

 par de forts ecrous. Des bras de fer places dans le plan des oscil- 

 lations du pendule , s'elevent des deux pans de muraille pour sou- 

 tenir cette premiere piece. 



>> Ce n'est qu'apres avoir ainsi assure I'invariabilite de I'appareil, 

 qu'on y laisse rentrer I'air, qu'on enleve la cloche de verre , qu'on 

 met en place les plans d'agate, sur lesquels on suspend le pendule, 

 qu'on introduit barometre, thermometre, eprouvette, pour re- 

 mettre ensuite la cloche et fermer I'appareil , qui ne peut plus 

 poidre on recevoir d'air que par le tulie metallique aboutissnnt an 



