( 320 ) 



piedestal. Coninie les trois cylindres de verre sont tellement presses 

 enlrece piedestal et la |>iece de suspension, qu'ils ne peuvent point 

 sc dilater, on nc pourrait peut-otre pas evilcr la chance de leur 

 fracture , en faisant jouer les vis du piedestal aussi long-temps que 

 la temperature subirait de notables changemens; il faut pour e\i- 

 ter un pareil accident, desserrer un pen les vis qui joignentia piece 

 de suspension a la piece de lamuraille, les serrer de nouveau (|uaiid 

 la temperature redevient constanle, et retablir rhorizontalite des 

 plans d'agate. » 



C'estainsi que I'appareil fut disp!)se a Greenwich; mais on I'avait 

 fixe d'une maniere un pen difl'erente dans la maison de M. Browne, 

 oil le capitaine Kater avail fait ses observations, et on le capitainc 

 Sabine fit ses deux premiers essais. 



Comme les residtats de ces observations different notablcment 

 de ceux que M. Bessel a obtenus d'une autre maniere, et ces der- 

 niers s'accordant mieux que les premiers avec la seule explication 

 theorique qu'on en puissc donner, il est bon de suivre et d'appre- 

 cier exactcment toutes les circonstances au milieu desquellesde ca- 

 pitaine Sabine a dO faire ses observations. 



Aprcs avoir constate, par une experience preliminaire, que sou 

 npparcil fonctionnait assez bien ; aprcs avoir surtout constate la po- 

 sition invariable des couteanx du pendule et rhorizontalite des plans 

 d'agate, il fallait discuter les indications du thermometre. II est evi- 

 dent que le volume de cet instrument devait augmenter quand on 

 faisait le vide ; il arrivait en effet que la meme temperature indiquee 

 a I'exterieur par yi°,^ F. , sous une pression atmospherique de 

 29,845 pouces, etait indiquee a I'interieur par 70°,7 sous une pres- 

 sion de 7,08 pouces. Pour verifier ce resultat , on mit le thermo- 

 metre dans de la glace fondante , et il marqua 52° : on fit le vide 

 dans le recipient de hi machine pneumatiquc 011 le thermometre 

 avail ete place, et il indiqua 5i°,35, a une pression d'un demi- 

 pouce , pour revenir a 02° lors de la restitution de I'air. II avail 

 done marque o°,75 de moins ; il perdit o",7o a 7 pouces de pres- 

 sion; o%5 a i5 pouces; et o°,4 a 20 pouces; telles furenl les cor- 

 rections employees par la suite. 



Toutefoisil fut reconnu que I'appareil ne teuait pas parfaitement 

 le vide , et conunc on crut qu'il etait un peu ebranle par les oscil- 

 lations du pendule , on raffermit toutes les parties du systeme par 



