( 2'-^9 ) 

 seiirs irop graiules ; el d'uii autre cute , vhli^it Je iDctlre I'objet 

 ct I'.ippnrtil ail foyer, et par consequent de les rapprocher'l'un de 

 I'aiitre, il m'arrivait de l)al,iyer I'objel presqiie loutcs les fois que 

 je faisais touriior les deux chcvcux entrecroises. 



J'imagiiiai alors le proccde siiivaiit : je placai les deux cheveux 

 dans Pinterieur meme dii microscope, mais I'un dans le tube de& 

 oculaires et applique contre la surface superieiire de I'oculaire- 

 interieur; et I'autre dans I'interieur du tube suivant, et applique 

 prSsqiie conlre la surface inferieure du meme verre. Ces cheveux 

 tenaient chacun par le inoyen d'un cerclu de carton qui s'appli- 

 quait exactenieiil contre ks parois des tubes. Quand je voulais 

 inesnrer un angle d'un cristal que je voyais a travers Jes verres 

 sur le porle-oi)jet, je tournais en sens inverse I'un ile I'autre, le 

 lube des oculaires, el le tube inlerieur, jusqu'a ce que rentreci'oi- 

 sement des cheveux me donnat un angle correspondant a I'aogle 

 que j'observais. Pour mesurer mainlenant I'ouverture de cet 

 angle, je placai vers le diaphragme inlerieur du microscope un 

 cercle gradue , et dont I'epaisseur h'occupait qu'un Ires-petit es- 

 pace aulour du champ visuel du microscope. Ce cercle me servait 

 a compter les degres compris enlre I'ouverlure des deux an-^les 

 opposes; je prenais ensuite la moyeniie de leur somme, et j'avais 

 ainsi rouverture de Tangle mesure. Mais le cercle gradue, dont 

 je suis redev.ible a I'liabilete d'un de mes amis, elait en gelatine, 

 el les impiircles de cetle substance rendent presque impossible 

 la distinction des dtgres qui y sont traces; ce qui n'arriverait pas 

 si I'liii possedait un cercle semblable en verre gradue avec exac- 

 titude et proprete. On peut remedier a cet inconvenient par res 

 deux moyens suivans : lorsqu'on a pris rouverture de I'angle, on 

 ii'a qu'a devisser les tubes du microscope immediatement au- 

 dessous de I'appareil, on place au cote oppose a I'oculaire, un 

 diaphragme en carton perce au centre; et en regardant ;\ traversi 

 ce diaphragme, on peut lire les degres compris dans I'ouverture- 

 de Tangle que Ton a obtenu prealablement. On peut aussi se dis- 

 penser de placer un cercle gradue qui coftlerait fort cher, dau.s 

 I'interieur du microscope. On n'a qu'a placer horizontalement sur 

 Toculaire exterieiir une grande plaque circulaire percee au centre 

 de tout le diamelre de Toculaire. On etendensuile deux crins eii- 

 Irccroises dans tc sens des diamelres de la plaque ; ces deux orius 



