( 200 ) 



L'appareil peut être disposé dans une étuve à eau dans 

 laquelle on peut réaliser une température constante au 

 moyen d'un régulateur d'écoulement du gaz. Deux glaces 

 convenablement disposées permettent d'observer la marche 

 de la ditfusion. 



P 



«t^; 



FiG. 2. Colorimètre Vi de la grandeur d'exécution. 



Afin d'expérimenter, la cuvette A, renfermant le liquide 

 coloré, est d'abord portée à la température à laquelle on 

 se propose d'opérer, en la plongeant jusqu'au niveau de 

 la tubulure dans un bain convenable. L'excès de liquide 

 s'écoule ou est enlevé avec du papier buvard. 



La cuvette est ensuite suspendue aux crochets en verre, 

 l'oriflce est recouvert par la cloche c, et le tout est 

 introduit dans l'éprouvette renfermant le liquide pur. 

 Celle-ci est amenée à la température de l'opération et le 

 tout est disposé dans l'étuve E. On relève la cloche c et la 

 diffusion commence. Lorsque l'on reconnaît que le liquide 



